612 
einer zweiter Arbeit des gleichen Verfassers (Prüfung 
der Dosimeter mittels des Christenschen Integral- 
absorptionskörpers S. 377) wird dargetan, daß das 
Christensche Meßinstrument in der Dosimetrie eine 
große Rolle spielen, und daß man im besonderen die 
Richtigkeit eines anderen Dosimeters hinsichtlich seiner 
Unabhingigkeit von der Härte der Strahlen prüfen 
kann. 
Eine Arbeit von K. Weißenberg (Über die Bedeu- 
tung des Einfallswinkels der Röntgenstrahlen S. 378) 
geht von dem Unterschied zwischen Flächenenergie und 
Dosis aus. Die Flächenenergie ist die Röntgenenergie, 
die durch eine bestimmte Fläche hindurchtritt. Sie ist 
also von. dem Neigungswinkel der Fläche gegen die 
Strahlenrichtung abhängig und ein Meßinstrument, das 
auf Flächenenergie anspricht, wird seinen Ausschlag 
ändern, wenn die Fläche, die den Röntgenstrahlen aus- 
gesetzt wird, geneigt wird, Anders bei Instrumenten, 
die die Dosis messen; denn Dosis ist ja der Teil der 
Röntgenenergie, der in einem Körper absorbiert wird. 
Während die Flächenenergie demnach von der Härte 
unabhängig ist, ist die Dosis eine Funktion der Härte. 
Es läßt sich nun leicht zeigen, daß die Dosis eines 
Absorptionskörpers von seiner Neigung zum Strahlen- 
gange unabhängig ist; denn bei senkrechter Stellung 
der Fläche zum Strahl fallen zwar viel Röntgenstrahlen 
auf, der.Weg, den. jeder Strahl zurücklegt, ist aber 
kurz. Bei schiefer Stellung zum Röntgtenstrahl ist die 
Zahl der auffallenden Strahlen kleiner, im gleichen Ver- 
hältnis wird aber der Weg des Strahles im Körper 
größer. Aus dem Verhalten eines Absorptionskörpers 
bei seiner Neigung läßt sich demnach schließen, ob 
er einen Wert mißt, der der Flächenenergie oder einen 
Wert, der der Dosis proportional ist. 
Experimentelle Untersuchungen über die Ein- 
wirkung der Röntgenstrahlen auf das Selen ver- 
öffentlichtt R. Fürstenau. Das von ihm konstruierte 
Intensimeter benutzt als Reagenzkérper für die 
Röntgenstrahlen eine Selenzelle. Der Verfasser be- 
schreibt ausführlich, welche Eigenschaften die von ihm 
konstruierten Selenzellen im Vergleich zu den gewöhn- 
lichen besitzen. Bei seinen Zellen ist der Dunkelwider- 
stand, d.h. der Widerstand, den: die Zellen bei vollem 
Lieht- und Röntgenlichtabschluß zeigen, nach einigen 
Wochen nach der Herstellung völlig konstant, bleibt 
Jahre hindurch in demselben Zustand und ist puch 
nicht durch eine angelegte Spannung beeinflußbar. Bei 
Belichtung der Zelle steigt die Empfindlichkeit an- 
fangs nach der Herstellung an und behält dann auch 
einen konstanten Wert. Bezüglich der Trägheit, d.h. 
der Schnelligkeit der endgültigen Einstellung, gibt es 
zwei Typen, deren erste geringe, deren zweite größere 
Trägheit zeigt. Für die praktischen Röntgenmeß- 
zwecke hat sich der erste Typus bewährt, da man 
bei ihnen die Ablesung nach wenigen Sekunden vor- 
nehmen kann. Nach Aufhören. der Belichtung kehrt 
der frühere Zustand mit einer gewissen Trägheit 
zurück, und zwar ist die Verdunkelungsträgheit 
größer als die Belichtungstrigheit. Nach Wiederein- 
schalten kehrt die Einstellung immer wieder auf den- 
selben Wert zurück, wie lange auch die Zwischen- 
pause gedauert hat. 
Absorption in dem Selen zu Fehlern bei der Messung 
Veranlassung geben könne, wird durch. theoretische 
Überlegungen widerlegt. Das Gebiet der selektiven 
Absorption liegt beim Selen bei so weichen Strahlen, 
daß es ftir Tiefentherapiezwecke gar nicht in Betracht 
kommt. 
Die Wirkung von Aluminium-, 
Zink- und Kupfer- 
Mitteilungen aus der Röntgenstrahlentechnik. 
Der Einwand, daß die selektive 
[ Die Natur- 
wissenschaften 
filtern für Röntgenstrahlen ist von F. Gros (Über die 
Härteanalyse der Röntgenstrahlen und die Wirkung 
verschiedener Filter S. 409) nach der graphischen 
Methode von Meißerberg untersucht worden. Er zer- 
legt das benutzte Röntgenstrahlengemisch in seine ver- 
schiedenen Härtenanteile und findet, daß in, ihm harte, 
mittelharte und weiche Röntgenstrahlen in dem Ver- 
hältnis 61:29:10 vorhanden waren. 
Zur. Messung von Röntgenstrahlenenergie wird 
meist die Wirkung der Röntgenstrahlen auf einen Ab- 
sorptionskörper benutzt. Diese direkten Methoden 
haben manche Fehler und R. Grann (Über Messung von 
Röntgenstrahlenenergie auf Grund der in der Röhre 
verbrauchten elektrischen Leistung S. 417) wirft des- 
ER 
me 
wegen die Frage auf, ob die. indirekte Methode vorzu- 3 
ziehen sei, welche aus den elektrischen Konstanten, wie 
Strom, Spannung und Leistung im Sekundärkreis, die | 
Eigenschaften der Röntgenstrahlen abzuleiten gestattet. 
Er weist darauf hin, daß von der elektrischen Leistung 
des Sekundirkreises nur ein ganz kleiner Bruchteil 
in Röntgenenergie umgewandelt wird, und daß die da- 
bei auftretenden Verluste sehr unkontrollierbaren 
Schwankungen unterworfen sind. Man mißt nach dieser 
Methode die unbekannte Größe aus einer Summe, in 
der die Unbekannte. nur ein sehr kleiner Teil ist, In- 
folgedessen ist die Bestimmung mit den größten 
Fehlern verbunden. Aber auch unabhängig davon ist 
die Bestimmung der genannten drei elektrischen 
Größen zurzeit noch nicht einwandfrei durchführbar, 
so daß diese Methoden zur Messung in der Rouen: 
strahlenpraxis ungeeignet erscheinen. 
Mit den elektrischen Verhältnissen im Sekundär- 
kreis beschäftigt sich auch F. Janus (Einfluß kleiner 
Funkenstrecken in Röntgenstromkreisen S. 452). Bei 
dem Betrieb von Röntgenröhren zeigt sich oft ganz 
unerwartet und bisher. unerklärbar das sogenannte 
SchlieBungslicht, also ein. Stromdurchgang durch. die 
Röhre in verkehrter Richtung. Durch Zerlegung. des 
Sekundärstromes mit der Glimmlichtröhre und dem 
rotierenden Spiegel fand Janus, daß beim Induktor- 
betrieb im Augenblick der primitiven Stromunter- 
brechung ein Schwingungsverlauf einsetzt, der 
mit dem rotierenden Spiegel nicht zerlegt wer- 
den konnte und daher hochfrequenten Charakter 
haben muß. Den Grund dafür sieht Janus in 
dem Vorhandensein von kurzen. Funkenstrecken im 
Röntgenröhrenstromkreise, die nach der Theorie der 
Hochfrequenzschwingungen als Hochfrequenzschwin- 
gungserzeuger wirksam sind und den schwingungs- 
fähigen Sekundärkreis zu Schwingungen anstoßen. 
Die Einschaltung einer Ventilröhre beseitigt das 
SchlieBungslicht nicht; sorgt man aber dafür, daß keine 
schlechten elektrischen Verbindungen, die zu kurzen 
Funkenstrecken Anlaß geben könnten, vorhanden. sind, 
so tritt kein Schließungslicht dieser Art auf. Janus 
empfiehlt daher für alle Verbindungen im. Sekundär- 
kreis einen besonderen Steckkontakt. 
Um die Messungen mit dem Intensimeter mit den 
anderen üblichen Meßinstrumenten bequem vergleichen 
zu können, hat R. Fürstenau (Die Messung der 
Strahlenhärte mit dem Intensimeter S. 455) eine Art 
Schiebelineal konstruiert, auf dem man die. Angaben 
des Intensimeters bequem mit den Teilungen der Härte- 
messer von Benoist, Wehnelt und Walter vergleichen 
kann. 
die Angaben des Intensimeters bei Härtemessungen 
eindeutig immer wieder denselben Wert ergeben. 
Um aus einem Strahlenbündel nur die harten 
Röntgenstrahlen herauszusieben, benutzt man Fil- 
¥ 
Aus einigen Versuchstabellen ergibt sich, daß - 




