





Heft 45.) .. 
9. 11.197] ~~ 
und für optische Probegläser die Krümmungs- 
radien ermittelt. 
Untersuchung von Brillenglasern. 
Auf Veranlassung des Hauptsanitätsdepots 
wurde eine größere Anzahl von durchgebogenen 
Brillengläsern, wie sie im Felde Verwendung fin- 
den, auf Brechkraft und Astigmatismus in und 
außer der Achse untersucht, und zwar wurden 
beide Größen durch direkte Messung ermittelt. 
während bisher die Größe des Astigmatismus außer 
der Achse stets aus dem Brechungsindex des Gla- 
ses, den Krümmungsradien und der Linsendicke 
rechnerisch festgestellt worden ist. — Für einige 
Gläser wurden die gemessenen Werte der astigma- 
tischen Differenzen mit den durch Rechnung aus 
den Konstanten der Gläser ermittelten verglichen. 
Es ergab sich eine befriedigende Übereinstim- 
mung. 
Abteilung II für Elektrizität. 
Kontrolle der Normale. 
Die Vergleichung der Normalwiderstände 
untereinander und der Anschluß der im Schwach- 
stromlaboratorium benutzten Gebrauchsnormale 
hat in gewohnter Weise eine gute Übereinstim- 
mung mit den früheren Messungen ergeben, so 
daß größere Veränderungen dieser Widerstände 
auch im Berichtsjahr nicht aufgetreten sind. — 
Eine Durchmessung des Stammes der Normal- 
elemente hat ergeben, daß auch der Mittelwert 
dieser Elemente als unverändert angesehen werden 
kann. 
Starkstromlaboralorium. Prüfungstätigkeil. 
Die Prüfungstätigkeit des Starkstromlaborato- 
riums erstreckte sich wieder auf Meßapparate der 
verschiedensten Art, daneben aber auch mehrfach 
auf die Untersuchung von Isolationsmaterialien. 
Den Umständen der Zeit trägt die Zulassung 
von Kriegszählern zur Beglaubigung Rechnung. 
Bei beglaubigungsfähigen Zählersystemen ist 
ein vorübergehender, infolge des Krieges notwen- 
diger Ersatz einzelner bisher benutzter Stoffe an 
den messenden Teilen nur nach Zustimmung der 
Reichsanstalt zulässig. Derartig abgeänderte 
Zähler, die als Kriegszähler bezeichnet werden, 
sind einer Ergänzungsprüfunge zu unterwerfen. 
Fällt nach Friedenssehluß die Notwendigkeit der 
Verwendung von Ersatzstoffen fort, so bestimmt 
die Reichsanstalt einen Zeitpunkt, nach welchem 
später angefertigte Kriegszähler nicht mehr be- 
glaubigt werden. 
Im Berichtsjahr wurden 13 Kriegszähler- 
systeme vorläufig, 12 endgültig zugelassen. Von 
den angemeldeten Kriegszählersystemen waren 2 
für Gleichstrom, die übrigen für Wechsel- und 
für Drehstrom. Die Ergebnisse der Untersuchung 
waren bei den zugelassenen Kriegszählersystemen 
recht befriedigend, im allgemeinen war nur der 
Verbrauch in den Stromspulen etwas höher und 
bei einigen das Drehmoment ein wenig geringer 
als bei den zugelassenen Friedensausführungen. 
Scheel: Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1916. 
683 
An Friedenszählern ist die Untersuchung von 
4 neuen Systemen und 9 Änderungen früher zuge- 
lassener Systeme erledigt worden. 11 Anmeldun- 
gen wurden zugelassen, 2 Anmeldungen abgelehnt. 
8 Bekanntmachungen über Prüfungen und Be- 
glaubigungen durch die Elektrischen Prüfämter 
sind herausgegeben. 
Untersuchung von Harltgummiersatzstoffen. 
Es wurden 19 verschiedene Hartgummiersatz- 
stoffe untersucht, bei ‘deren keinem Rohgummi 
oder Regeneratgummi zur Herstellung verwendet 
ist. Zum Vergleich wurden mehrere Proben von 
mittelgutem Hartgummi herangezogen. Die Un- 
tersuchung betraf: 1. Oberflachenwiderstand 
unter verschiedenen Versuchsbedingungen (nach 
Abschleifen der Oberfläche, nach 24-stiindigem Lie- 
gen in Wasser, nach 5-tägigem Liegen in verdünn- 
ter Schwefelsäure); 2. Wasseraufnahme; 3. Ein- 
wirkung von verdünnter Schwefelsäure; 4. Ein- 
wirkung der Wärme; 5. Bearbeitbarkeit. Das Er- 
gebnis der Arbeit ist, daß 5 der untersuchten 
Stoffe, nämlich 
Cellon, hartschwarz (Rheinisch-Westfälische 
Sprengstoff-A-G., Cöln), 
Eswelit (Gummifabrik Westend, G. m. b. H., 
Berlin-Siemensstadt), 
Faturan 101 (Kautschukwerke Dr, 
Traun u. Söhne, Hamburg), 
Prestonit (Adolf Prestien, 
und 
Tenacit 4 (Allgemeine 
schaft, Berlin), 
dem Hartgummi im Durchnitt etwa gleich- 
kommen, teilweise das Hartgummi sogar in ein- 
zelnen Punkten übertreffen. Je nachdem man 
auf die eine oder die andere Eigenschaft das 
Hauptgewicht legt, wird sich unter den verfüg- 
baren Stoffen stets ein geeigneter finden lassen. 
Heinr. 
Hannover-Linden) 
Klektrizitätsgesell- 
Weitere wissenschaftlich-technische Unter- 
suchungen. 
Von den wissenschaftlich-teehnischen Unter- 
suchungen des Starkstromlaboratoriums können 
die folgenden: Beanspruchung und Sehutzwir- 
kung von Spulen bei schnellen Ausgleichsvorgän- 
gen; Unterteilung und Wechselstromwiderstand; 
Prüfmethoden für Meßwandler; Messung des 
Phasenwinkels von Strommeßwiderständen bei 
technischer Frequenz, die nur die engeren Fach- 
kreise interessieren, hier nur aufgeführt werden. 
Weitergehendes Interesse beansprucht ein Vibra- 
tionsgalvanometer, das bis zu wenigen Perioden 
in der Sekunde herunter abstimmbar ist; die Ab- 
stimmung wird nicht durch Spannen einer 
Schraube am Instrument, sondern vom Platz des 
Beobachters aus durch eine elektrische Betätigung 
vorgenommen. Das Instrument ist nach dem 
Rubensschen Prinzip der Nadel im gekreuzten 
Magnetfelde gebaut. Die Nadel besteht aus einem 
dünnen Eisenblättchen mit aufgeklebtem Spiegel- 
