704 
Die Tätigkeit der Physikalisch - Tech- 
nischen Reichsanstalt im Jahre 1916. 
Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Karl Scheel, 
Berlin-Charloltenburg, 
Mitglied der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. 
i (Schluß.) 
Abteilung Ill für Wärme und Druck. 
Normalthermometer für die Platinskale. 
Platinthermometer zeigten oberhalb 500°, ins- 
besondere aber bei Erwärmungen auf 700° nicht 
die gewünschte Konstanz bezüglich des Wider- 
standswertes und seines ‘lemperaturkoeffizienten. 
Es gelang die Ursache darin aufzufinden, daß der 
den Platindraht tragende * Glimmerrahmen bei 
seiner Erhitzung Teile abgibt, die den Platindraht 
verunreinigen. Is wird deshalb empfohlen, statt 
des Glimmers unglasiertes Hartbrandporzellan zu 
verwenden. Gezähnte Kreuze, die aus diesem 
Stoff in derselben Form, wie sie für die Glimmer- 
rahmen üblich sind, von der Kgl. Porzellanman u- 
faktur fertig bezogen wurden, veränderten den 
Draht auch bei einer Erhitzung auf 900° nicht 
in solchem Sinne, daß auf eine Verunreinigung 
geschlossen werden multe. Erst nach längerer 
Erhitzung auf 1100° trat solche Veränderung 
in schwachem Maße wieder ein. In diesem ‘lem- 
peraturbereiche dürfte aber auch schon die Zer- 
stäubung des dünnen Platindrahtes mitspielen. 
Erstarrungspunkt des Antimons. 
In der Reichsanstalt gereinigtes Antimon wurde 
bezüglich seines Erstarrungspunkts mit dem Kahl- 
baumschen Metall verglichen. Die Messung wurde 
mit dem Platinwiderstandsthermometer ausgeführt 
und auf diese Weise der Fixpunkt gleichzeitig in 
der Platinskale festgelegt. Innerhalb der Ge- 
nauigkeitsgrenze von + 0,1° konnte kein Unter- 
schied wahrgenommen werden. Übereinstimmend 
ergab sich nach der Ermittlung mit drei Thermo- 
metern der Erstarrungspunkt für beide Metallsor- 
ten zu 630,3° Auch zeigten die Schmelzpunkte, 
die etwas weniger scharf zu messen sind, keinen 
Unterschied. — Day und Sosman hatten 630,0 
für das Kahlbaumsche Metall angegeben. Der 
Unterschied von 0,3° fällt in die absolute: Ge- 
nauigkeitsgrenze der Platinskale. 
Spezifische Wärme der Luft bei hohen Drucken. 
Die spezifische Wärme der Luft wurde bei der 
mittleren Temperatur 60° zwischen 1 und 300 
kg/cm” ermittelt. Die Beobachtungen lassen sich 
in diesem Intervall durch die Gleichung 
10! c, = 2414 + 2,86 p + 0,0005 p? — 0,000 010 6 p} 
auf 1 bis 2 Promille genau darstellen. Die Glei- 
chung liefert ein Maximum c, = 0,3033 bei 
p = 316 kg/cm’. 
Druckabfall verdichteter Luft beim Strömen 
: durch Rohre. 
Durch Versuche wurde gefunden, daB man den 
DruckabfaH in einem glatten Rohr bis zu einem 
absoluten Druck von 100 Atm. einigermaBen rich- 
tig durch eine von Blasius (1913) aufgefundene 
Scheel: Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1916. | 


€ 
Die Natur 
und von Ombeck (1914) veränderte Formel dar- 
stellen kann. 
Differentialmanometer für hohe absolute Drucke. 
Ein Rohrenfedersystem, dessen Feder 
ist in einen Hohlraum eingebaut, der durch einen 
zweiten Anschluß unter den Druck pa gesetzt wird. 
Die Stellung des Manometerzeigers wird durch 
ein Glasfenster beobachtet. — Das Differential- 
manometer ist für einen Höchstdruck von 
300 Atm. und für verschiedene Druckdifferenzen, j 
_je nach der Stärke der verwendeten ltöhrenfeder 
bestimmt. 
Prüfungstätigkeit. 
Die Prüfungstätigkeit der Abteilung erstreckte 
sich auf 2087 Ausdehnungsthermometer, darunter 
705 Stück hochgradige, geprüft in Temperaturen 
bis 575°, und 9 tiefgradige bis — 190°; hierzu 
kommen 9533 Fieberthermometer. — Ferner 231 
elektrische und optische Thermometer, 19 Druck- 
meßinstrumente, 189 Apparate für Erdöl und 
20 Untersuchungen verschiedener Art. In den 
unter der Kontrolle der Reichsanstalt stehenden 
Thermometerprüfungsanstalten wurden in Il- 
menau 380 924 ärztliche und 1240 andere, in Gehl- 
berg 145721 ärztliche Thermometer (gegen 
104028 im Vorjahre) geprüft. 
Hochschmelzbares Thermometerglas. 
Für fundamental untersuchte Thermometer 
aus einem hochschmelzbaren Thermometerglas 
(Supremaxglas) von Schott und Gen., die bis 
nahe an 700° brauchbar sind, wurden die syste- 
matischen Abweichungen von der Skale der 
Reichsanstalt festgestellt. Die gewonnenen Re- 
sultate sind zahlenmäßig im Bericht mitgeteilt 
und erlauben die Anfertigung von Quecksilber- 
thermometern aus dieser Glassorte lediglich auf 
Grund einer Kalibrierung und einer Beobachtung 
des Eis- und Siedepunktes. 
Klassifizierung von Beleuchtungsgläsern. 
Es hat sich gezeigt, daß die Haltbarkeit der 
Beleuchtungsgliser, wie Lampenzylinder und 
Lampenglocken, die bei offenen Flammen benutzt 
werden, hauptsächlich von ihrem Ausdehnungs- 
koeffizienten abhängt: im allgemeinen ist näm- 
lich die Haltbarkeit bei jähem Temperaturwechsel 
um. so größer, je kleiner der Ausdehnungskoeffi- 
zient ist. Auf eine Anregung der Firma Schott 
und Gen. wird die Reichsanstalt auf Antrag den 
Ausdehnungskoeffizienten solcher -Gläser ermit- 
teln und sie je nach der Größe der Koeffizienten 
in die folgenden Klassen einreihen: 


Linearer Ausdehnungs- 


Klasse koeffizientzwisch.Ou. 1009 Bezeichnung 
Ts 0 bis 3,5 - 10-6 hochhitzebeständig. 
II 36 „ 45.106 guthitzebeständig 
III 46 „ 5,5106 mäßighitzebeständig 
Vi 5,6 „ 6,5 10-6 schwachhitzebeständig 
AV) 6,6 und höher | minderwertig 
“ally 
wissenschaften 
der — 
Druck pı durch einen Anschluß zugeführt wird, | 
ee ET 

: 
} 
