



Heft 47. 
23. 11.1917 
Die besten der bisher angefertigten Gläser ge- 
hören der II. Klasse an. Als maßgebender Aus- 
dehnungskoeffizient gilt dabei zunächst der mitt- 
lere zwischen 0 und 100°; eine Erweiterung auf 
andere Temperaturbereiche bleibt vorbehalten. 
Um die für die Klasseneinteilung zuzulassenden 
Fehlergrenzen festsetzen zu können, sind ver- 
gleichende Messungen an verschieden geformten 
Körpern aus derselben Glasart in Angriff ge- 
nommen. Die Prüfung selbst wird an 15 mm 
hohen Ringen ausgeführt, die vom fertigen Lam- 
penzylinder abgeschnitten und im Fizeauschen 
Apparat auf ihre Ausdehnung untersucht werden. 
Elektrisch geheizte Öfen für die Thermometer- 
prüfung. 
Für die Prüfung hechgradiger Thermometer 
zwischen 500 und 750° wurde ein elektrisch heiz- 
bares Luftbad, ohne Platin für die Heizspulen, 
konstruiert. Als Heizkörper dient ein aufrecht ste- 
hendes, der Länge nach geschlitztes Silitrohr von 
60 cm Länge und 5 cm lichter Weite. Die bei- 
den Stromanschlüsse befinden sich am unteren 
Ende; durch geeignete Abstufung des Wider- 
standes des Rohres bei der Fabrikation und durch 
die natürliche Luftbewegung wurde erreicht, daß 
die Stelle höchster Temperatur im oberen Rohr- 
drittel liegt. Zur Erfüllung der gestellten An- 
forderungen wurden um das Silitrohr drei auf 
die Rohrlänge verteilte Drahtwickelungen ange- 
ordnet, deren Heizstrom getrennt zu regeln war. 
Als Träger der Wickelungen diente ein Rahmen 
von Eisenstäben, auf welche Porzellanröllchen 
aufgereiht waren. Das Ganze wurde in ein Scha- 
motterohr eingebaut. — Bei dieser Anordnung 
war die Temperatur zwischen 350 und 750° etwa 
5 em vom oberen Rohrende erst um 10° tiefer 
als an der wärmsten Stelle und je nach der 
Regelung der einzelnen Heizströme auf eine 
Länge von 15 bis 30 cm auf 10° konstant, was 
für die Vergleichung hochgradiger Thermometer 
vollkommen ausreicht. — Ferner wurden Versuche 
über die Verwendbarkeit von Eisenwieklungen 
zur Heizung von Salpeterbadern bis 500° be- 
_ gonnen. 
Chemisches Laboratorium. 
Metalle. 
Über die normierten Metalle ist in einem be- 
sonderen Artikel in dieser Zeitschrift, Heft 25. 
S. 409, berichtet. 
Reine Metalle. 
Reines Nickel erhält man, auf nassem Wege. 
durch Reduktion der reinen Verbindungen als 
feines Metallpulver. — Wismut kann (vgl. den 
vorjährigen Bericht) zu den leicht zu reinigenden 
Metallen gerechnet werden, bei welchen sich we- 
nigstens die vierte Reinigungsstufe technisch er- 
reichen läßt. Nächst der rationellen Kristalli- 
sation des normalen Nitrates gewährt die hervor- 
ragende Kristallisationsfihigkeit des Metalles 
aus dem Schmelzfluß das beste Mittel zur Reini- 
Normierte 
Scheel: Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1916. 705 
gung, da die meisten Verunreinigungen den 
Schmelzpunkt erniedrigen. 
Die Versuche zur Reinigung des Antimons 
sind im wesentlichen abgeschlossen. Die Wahl 
der Reinigungsmethode (Kristallisation des salz- 
sauren Antimonpentachlorids) hat auch die Frage 
nach der analytischen Kontrolle des Metalls be- 
friedigend zu erledigen erlaubt. Für die Voll- 
endung der präparativen Reinigung ist auch hier 
die Kristallisation des Metalls aus dem Schmelz- 
fluß anwendbar, da fast alle Verunreinigungen 
eine Erniedrigung des Schmelzpunktes hervor- 
rufen. Das in der Reichsanstalt gereinigte Metall 
ließ keine Verunreinigung an Kupfer, Blei und 
Eisen mehr erkennen. Technisch kann das Anti- 
mon, wie andere Metalle, unschwer bis zur vierten 
Stufe gereinigt werden und scheint daher zur An- 
wendung in der Reihe der Temperaturfixpunkte 
sehr geeignet zu sein. 
Schwefelermittlung im Leuchtgas. 
Zu den Versuchen wurde Platin als Kontakt- 
substanz bei der Verbrennung des Gases unter 
geniigendem Luftzutritt benutzt, wie es früher 
schon von anderer Seite geschehen ist. Der frü- 
her gebräuchliche Platinschwamm hat sich wegen 
seiner Veränderlichkeit bei dem Glühen als un- 
zweckmäßig erwiesen und wurde durch stabile 
Spiralen aus dichtem Platingewebe ersetzt; die 
Apparatur und der Gasverbrauch wurden auf 
einen kleinen Maßstab gebracht. — Das durch die 
Leitung in der Reichsanstalt strömende Leucht- 
gas enthielt auf 100 m? im Frühjahr 1912 52 
bis 104 g, in der gleichen Zeit 1916 jedoch nur 
16—38 g Schwefel. Diese bedeutende hygie- 
nische Verbesserung des Gases, welche auch viel- 
fach den experimentellen Arbeiten zustatten 
kommt, wird großenteils auf die rationelle Ab- 
sonderung der entbehrlichen kondensierbaren Be- 
standteile des Gases (Karburierungsmittel usw.) 
während des Krieges zurückgeführt. 

Präzisionsmechanisches Laboratorium und 
Werkstatt. 
Prüfungstätigkeit. 
Die. Priifungstitigkeit des Präzisionsmecha- 
nischen Laboratoriums erstreckte sich im Berichts- 
jahre auf Dickenmesser, eine Teilung auf Glas, 
Polarisationsrohre, Endmaße, Meßscheiben, Ge- 
windebolzen, Stimmgabeln, Stoppuhren, eine Ter- 
tienuhr, Wärmeausdehnung eines Stahlgußstabes 
sowie auf 2 Zentrifugen. 
Wissenschaftlich-technische Untersuchungen. 
Die von Kriegs- und Priifungsarbeiten freie 
Zeit wurde verwendet, eine Verbesserung und 
erhöhte Sicherung der Endmaßnormale der 
Reichsanstalt in Aneriff zu nehmen. Das drin- 
gende Bedürfnis hierfür ist begründet ‘in den 
stetig wachsenden Genauigkeitsanforderungen an 
solche Maße. Da die Genauigkeit der vorhan- 
denen Normale durch Mängel im Planparallelis- 
mus der Endflächen begrenzt ist, wurde die Her- 
