

| Dritter Jahrgang. 

















 ıe Anwendung der lichtelektrischen 
Methode in der Astrophotometrie. 
Von P. Guthnick und R. Prager. 
Mit der von Hlster und Geitel in so erstaun- 
"licher Weise vervollkommneten lichtelektrischen 
"Methode hat die Physik der Astronomie ein Ge- 
| schenk dargebracht, dessen Wert man nicht leicht 
| wird überschätzen können. Die neue Methode, 
| die an Genauigkeit die bisher angewandten 
astroph »tometrischen Methoden, wie gezeigt wer- 
den wird, ganz erheblich übertrifft, während ihre 
Objektivität gegenüber der nie ganz zu. ver- 
meidenden Subjektivität jener fast noch mehr ins 
Gewicht fällt!), wird aller Voraussicht nach nicht 
allein fiir die Astrophotometrie, sondern auch fiir 
andere wichtige Gebiete der Astronomie, deren 
Grundlagen teilweise der Astrophotometrie ent- 
stammen, ja möglicherweise sogar für die Astro- 
metrie reiche Früchte tragen. 
Die Verfasser haben es sich zur Aufgabe ge- 
stellt, die hervorragende Brauchbarkeit der licht- 
elektrischen ifethode durch Erprobung an einigen 
Aufgaben zu zeigen, deren Bewältigung mit den 
vorhandenen astrophotometrischen Beobachtungs- 
methoden unmöglich gewesen wäre. Über die 
ersten Ergebnisse, die vor kurzem veröffentlicht 
werden konnten?), soll im folgenden berichtet 
werden. 
° Die Fig. 1 ist eine der Originalabhandlung 
entnommene schematische Darstellung des Appa- 
rates. Bei AA ist der Apparat an das Okular- 
ende eines äquatorialen Refraktors von 30 cm 
Öffnung und 5,1 m Brennweite angesetzt. Bei BB, 
in der Brennebene des Objektivs, befindet sich die 
Trisblende, die zur Absonderung des zu messen- 
den Sterns von Nachbarsternen dient. Mit Hilfe 
des rechtwinkligen Prismas € und des kleinen 
Fernrohrs D wird der Stern in die Mitte der 
Öffnung der Irisblende gebracht, worauf das 
Prisma aus dem Strahlengang herausgezogen 






















1) Wir sehen hierbei ab vom Selenphotometer, das 
dem lichtelektrischen Photometer in gewissem Sinne 
verwandt ist, und mit dem Stebbins sehr schöne Er- 
folge erzielt hat. Es ist zwar an Genauigkeit, nicht 
aber an Lichtempfindlichkeit der Photozelle vergleich- 
bar. Die Empfindlichkeit steht bei den beiden Me- 
thoden im Verhältnis von etwa 1:100. Das Selen- 
photometer kann daher gegenwärtig nur auf die hell- 
sten Sterne angewandt werden. Wegen seiner von der 
der Photozelle gänzlich abweichenden spektralen Emp- 
findlichkeit wäre aber eine weitere Ausbildung des 
Selenphotometers von großem Wert. 
2) Photoelektrische Untersuchungen an 
‘skopischen Doppelsternen und an Planeten. Von P. 
Guthnick und R. Prager. Veröffentlichungen der 
Königlichen Sternwarte zu Berlin-Babelsberg, Band il 
Heft 1. 
spektro- 
Nw. 1915. 
29. Januar 1915. 
Herausgegeben von 
Dr. Arnold Berliner una Prof. Dr. August Piitter 
Heft 5. 
wird. Jas Licht des eingestellten Sterns fallt 
dann auf die Zelle M in der lichtdichten Kap- 
sel KK. Der in der Zelle erregte Photostrom 
wird durch das Elektrometer W gemessen. Das 
Elektrometer hängt unter der Zellenkapsel in 
einem Cardanischen Gehänge und ist von dem 
von Wulf angegebenen Typus (mit gespanntem 


Erde 

lek - Elektrometer- 
BU 3 
SEN IE. Negi Mit LION Paaun Ru KERLE RR DR EEE EREE 
20 0 0 10 20 
a 
Fig. 1. Schematische Darstellung des lichtelektrischen 
Apparates. 
Faden). Der Photostrom wird nach der Methode 
der Aufladezeiten gemessen, d. h. es wird die Ge- 
schwindigkeit des Ausschlages des Elektrometer- 
fadens mittels Taster und Chronograph durch 
Beobachtung der Zeiten des Fadendurchganges 
durch zwei hinreichend weit voneinander entfernte 
3 
