194 
der sechsten Potenz des Durchmessers abnimmt, 
so bedürfte es zur Sichtbarmachung der Moleküle 
selbst, wie eine einfache Rechnung lehrt, einer 
Lichtquelle von riesenhafter Stärke, gegen welche 
sich Sonnenlicht wie eine Tranlampe ausnehmen 
würde. 
Man hat es jedoch in der Hand, auf einem 
anderen Wege die Sichtbarkeitsgrenze für kleine 
Teilchen zu erweitern, nämlich durch Vervoll- 
kommnung der zur Beleuchtung und Beobachtung 
der Teilchen dienenden. optischen Systemet). Die 
numerische Apertur, d. h. das Produkt aus dem 
Brechungsindex des Mediums, in welchem das 
Objekt strahlt, und dem Sinus des halben Öff- 
; fae | Y c 
nungswinkels [n.sin >) (gemessen in diesem 
Medium) gibt uns ein direktes Maß für die Strah- 

Fig. 5. Immersions-Ultramikroskop. 
lenaufnahmefähigkeit eines Systems. Die Hellig- 
keit eines im Ultramikroskop sichtbaren Beu- 
gungsscheibchens eines Submikrons ist nun unter 
sonst gleichbleibenden Verhältnissen dem Produkt 
der Quadrate der numerischen Aperturen von Be- 
leuchtungs- und Beobachtungsobjektiv proportio- 
nal. Diese Tatsache führte zur Konstruktion des 
neuen Immersionsultramikroskops, welches mit 
Wasserimmersionsobjektiven hoher Apertur und 
1) Eine Vervollkommnung in dieser Hinsicht bedeu- 
tete bereits die Konstruktion sog. Spiegelkondensoren, 
z. B. des Reichertschen Kondensors, des Kardioid-Kon- 
densors (H. Siedentopf) und des konzentrischen Kon- 
densors (F. Jentzsch). Diese Dunkelfeldkondensoren 
eignen sich auch für gewisse Zwecke der Ultramikro- 
skopie recht gut, sollen aber hier nicht besprochen wer- 
den, weil sie in ihrem Bauprinzip vom eigentlichen 
Ultramikr oskop mit orthogonaler Anordnung von Be- 
leuchtungs- und Beobachtungsrichtung ganz und gar 
verschieden sind. 
Bachmann: Über Ultramikroskopie und kolloide Lösungen. 

































[wies 
daher hoher Auflösungskraft ausgerüstet wurde. 
Dieses Instrument wurde von R. Zsigmondy an- 
gegeben und wird von der Firma R. Winkel G. 
b. H. (Göttingen) gebaut. Zur Beleuchtung w 
zur Beobachtung dienen hier, wie erwähnt, iden- 
tische Wasserimmersionsobjektive (Fig. 5: By 
und By). 
Immersionsobjektive höherer Apertur lassen 
sich, wie aus Fig. 6 ersichtlich, nicht so weit 
nähern, daß eine Einstellung des Beobachtungs- 
mikroskops auf ein vom Beleuchtungsobjektiv Bi 
entworfenes Sonnenbild möglich ist; um dies zu 
erreichen, mußte ein Teil der Fassung, Frontlinse — 
und Meniskuslinse weggeschliffen und das so ge 
öffnete Objektiv wieder vollkommen flüssigkeits- 
dicht verschlossen werden. Wenn man zum Ver 
schluß hinreichend dünne Metallblattchen wählt, 
so lassen sich die Objektive so weit nähern, als zur 
Einstellung erforderlich ist (Fig. 5). Aus ver- 
schiedenen Gründen war auch die Konstruktion 
eines neuen, diesem Zwecke angepaßten Objektivs — 
hoher Apertur erforderlich. 2 
Das Ultramikroskop ist in seinen wesentlichen 
5 dargestellt. 
Teilen in Fig. Das Beobachtungs- — 

objektiv Ba wird mittels Schlittens am Tubus 7 
befestigt und kann eventuell durch andere von 
größerer oder geringerer Brennweite ersetzt 
werden. fe; 
Das Beleuchtungsobjektiv Bı wird im Schlit- 
ten der Justiervorrichtung J bis zum Anschlag 
vorgeschoben; es kann leicht mit Hilfe zweier 
Schlitten Schl, und Schlsz mit Mikrometerschrau- 
ben auf die optische Achse des Beobachtungsmikro- 
skops eingestellt werden. Das Stativ A ist auf 
einem Eisentisch der optischen Bank befestigt, 
ähnlich wie beim Spaltultramikroskop (vel. 
Fig. 2). = 
Bei diesem Instrument hat man die Möglich- 
keit, im hängenden Tropfen ohne Küvette zu beob-. 
achten. Indessen ist auch eine Küvette beson- 
derer Art zur Aufnahme der Untersuchungsflüs- 
sigkeiten für das Immersionsultramikroskop kon- 
struiert worden. 3 
Der Helligkeitsgewinn ist beim Immersion a 
ultramikroskop ein ganz bedeutender und die 
Sichtbarkeitsgrenze daher wesentlich erweitert. 
Die orthogonale Anordnung von Beleuchtungs- 
und Beobachtungsrichtung ist bei dem Instrument 
beibehalten worden, weil dieselbe wohl das voll- 
kommenste Dunkelfeld gewährleistet: Wie bei 
dem Spaltultramikroskop, kann auch hier ein 
Bilateralspalt zur Erzeugung eines optischen. 
Dünnschnittes im Präparat, eines horizontalen 
