318 
kroheterogenen“ Systemen gehabt hat, würde an 
dieser Stelle zu weit führen. Hier möge nur daran 
erinnert werden, daß es mit Hilfe des Ultra- 
mikroskops möglich ist, auch die „Größe“ von 
Einzelteilchen zu bestimmen, die sich der mikro- 
skopischen Ausmessung vollkommen entziehen. 
7Zählt man die in einem abgegrenzten Volumen 
der Lösung enthaltenen Teilchen und ermittelt 
gleichzeitig durch eine chemische Analyse die 
Gesamtmasse der Teilchen in der Lösung, so kann 
man in einfachster Weise die mittlere Masse eines 
einzelnen Teilchens und, wenn das spezifische 
Gewicht der Teilchen bekannt ist, auch sein mitt- 
leres Volumen und unter der mehr oder minder 
willkiirlichen Voraussetzung, daß das Teilchen 
Kugel- oder Würfelgestalt hat, schließlich auch 
seinen mittleren Durchmesser berechnen. 
Nach der Erfindung des Ultramikroskopes 
legte man begreiflicherweise den Schwerpunkt der 
optischen Untersuchung kolloidaler Lösungen 
und ähnlicher Systeme auf die unmittelbare Be- 
obachtung der Einzelteilchen und die Bestim- 
mung ihrer Größe, die Trübung der Lösung als 
Ganzes aber wurde weniger beachtet. Gleichwohl 
verdient auch die Trübung der kolloidalen Lö- 
sungen und der Tyndalleffekt als Ganzes die Auf- 
merksamkeit der Forschung, sind doch keineswegs 
alle kolloidalen Lösungen ultramikroskopisch in 
ihre Einzelteilchen auflösbar und unterscheiden 
sich doch gerade viele der nieht-auflösbaren Lö- 
sungen sehr deutlich durch den Trübungsgrad und 
damit auch durch die Intensität des Tyndall- 
phänomens. Die Ursache für diese Nichtbeachtung 
dürfte wohl in erster Linie in dem Fehlen eines 
zu der quantitativen Bestimmung des Trübungs- 
erades geeigneten Meßinstrumentes liegen, denn 
die vorhandenen Apparate besitzen entweder, wie 
z. B. das Nephelometer, nur ein beschränktes An- 
wendungsgebiet, oder sie haben sich in der Praxis 
nicht bewährt. Im folgenden soll daher zunächst 
ein zur Messung von Trübungen geeigneter 
neuer Apparat, das „Tyndallmeter“, beschrieben 
und dann über einige mit ihm ausgeführte Unter- 
suchungen, soweit sie ein allgemeineres Interesse 
besitzen, berichtet werden’). 
Eine schematische Skizze des Tyndallmeters 
ist in Fig. 2 gegeben. Das von einer Strahlen- 
quelle S ausgesendete Licht wird von einem Kon- 
densor K auf die Öffnung der Blende B 1 gewor- 
fen, die als die eigentliche Beleuchtungsvorrich- 
tung des Apparates angesehen werden kann. Nach- 
dem das von der Blendenöffnung B 1 ausgehende 
Lichtbiindel durch die Linse L 1 parallel gemacht 
worden ist, wird es geteilt: Der obere Teil des 
Strahlenbündels wird an der Gipsplatte g diffus 
reflektiert, durchsetzt ein System von drei Ni- 
kols N 1, N 2 und N 8, von denen N 1 und N 3 in 
paralleler Stellung feststehen, während der mittlere 
1) Werner Mecklenburg und Siegfried Valentiner: 
Ein Apparat zur Messung von Trübungen (Tyndall- 
meter). Zeitschrift für Instrumentenkunde Bd. 34, S. 
209; 1914. 
Mecklenburg: Die Untersuchung von trüben Lösungen. 
[ Die Natur- 
wissenschaften 
Nikol V.2 um einen an einer Kreisskala ablesbaren | 
Winkel gegen die beiden anderen Nikols gedreht 
werden kann. Das aus dem Nikol N 3 austretende 
Licht wird an einem Prisma P total reflektiert 
und tritt dann durch den mittleren Teil eines 
Lummer-Brodhunschen Wiirfels DB und die Lin- 
sen L3 und O in das Auge des Beobachters. Der 
untere Teil des durch die Linse L1 parallel 
gemachten Lichtbündels tritt durch die Blende 
B2 in den mit der trüben Flüssigkeit gefüllten 
Trog und erzeugt hier den Tyndallstreifen, dessen 
Helligkeit durch Vermittelung der Linse L 2, des 
Photometerwürfels LB und der Linsen L8 und O 
beobachtet wird. Die Messung beruht nun darauf, 
daß durch Drehen des mittleren Nikols N 2 das 
von der Gipsplatte g reflektierte Licht so weit ge- 
schwächt wird, daß es nur noch ebenso hell er- 
scheint als das Tyndallicht selbst, und zwar dient 
als Maß für die Schwächung des Lichtes der Win- 
kel, um den der mittlere Nikol gedreht worden 
ist. Will der Beobachter mit einfarbigem Lichte 
arbeiten, steht ihm aber einfarbiges Licht von ge- 
nügender Intensität nicht zur Verfügung, so kann 
er vor der Blende B 1 oder hinter das Okular O 
des Apparates monochromatische Filter in den 
Strahlengang einschalten, oder er kann sich eines 
besonderen, für den Apparat konstruierten Spek- 
tralmonochromators bedienen, der zwischen dem 
Okular O und dem Auge ‘des Beobachters ange- 
bracht werden kannt). 
Das Tyndallmeter benutzt, wie die Konstruk- 
tion zeigt und auch im Namen des Instrumentes 
ausgedrückt ist, als Maß für die Trübung nicht 
das Absorptionsvermögen, sondern — vornehmlich 
aus praktischen Gründen — die Helligkeit des in 
der Flüssigkeit erzeugten Tyndallichtes, und zwar 
wird die Helligkeit des Tyndallichtes nicht in ab- 
solutem Maße etwa durch Vergleich mit einer 
Normallichtquelle, z. B. einer Hefnerlampe, son- 
dern nur in relativem Maße durch den direkten 
Vereleich mit der Helligkeit des das Tyndallicht 
erzeugenden Lichtes gemessen. Diese Art der 
Messung bietet den Vorteil, daß das Ergebnis der 
Messung von zufälligen Schwankungen der Inten- 
sität der erregenden Lichtquelle, die sich gerade 
bei der für Untersuchungen dieser Art notwendi- 
gen möglichst hohen Intensität der Lichtquelle 
nur schwer vermeiden lassen, unabhängig wird, 
denn die Intensität des Tyndalleffektes ist, wie 
die direkte Beobachtung der Erscheinung in 
Übereinstimmung mit der weiter unten zur Be- 
sprechung gelangenden Theorie ergibt, der In- 
tensität des den Tyndalleffekt hervorrufenden 
Lichtes direkt proportional, d. h. der Quotient 
a : 
und der Intensität J des ihn hervorrufenden Lich- 
tes ist von der zufälligen Intensität J des erregen- 
den Lichtes unabhängig und ein charakteristi- _ 
aus der Intensität i des Tyndallichtes 
1) Das Tyndallmeter wird von der Firma Franz 
Schmidt & Haensch in Berlin S. 42, Prinzessinnen- 
straße 16, hergestellt, j 
