? + 
DB Sa 































Dritter Jahrgang. 

Die Messung und zahlenmäßige Dar- 
stellung der Körperfarben!). 
Von Dr.-Ing. L. Bloch, Berlin. 
Für die meisten Eigenschaften der Körper gibt 
es einfache Meßverfahren, die eine Bestimmung 
und zahlenmäßige Bezeichnung dieser Eigenschaf- 
ten ermöglichen. Um nur wenige Beispiele heraus- 
_ zugreifen, sei auf das Gewicht, den Rauminhalt, 
die Festigkeit, die chemische Zusammensetzung 
hingewiesen. Im Gegensatz hierzu ist man bisher 
im allgemeinen nicht gewohnt, die Farbe eines 
Körpers, eine doch auch recht wichtige Eigen- 
schaft, zu messen und durch Zahlen dar- 
zustellen. Infolgedessen kann man nicht erwar- 
ten, einen Körper in irgendeiner ganz bestimmten 
- Farbe von jemand zu erhalten, ohne daß man ihm 
zuvor ein Muster in dieser Farbe übergibt. Im 
- Gegensatz hierzu kann man beispielsweise, wenn 
man eine bestimmte Metallegierung zu erhalten 
_ wünscht, sich damit begnügen, die Art und den 
_ Prozentsatz der einzelnen Bestandteile der Legie- 
rung anzugeben, und kann dann sicher damit 
_ rechnen, genau den gewünschten Körper zu erhal- 
ten. Andererseits hat man hierfür in der chemi- 
schen Analyse ein Mittel an der Hand, um die 
- Übereinstimmung zwischen Gewünschtem und Er- 
haltenem zahlenmäßig festzustellen. 
. Es fragt sich nun, ob dasselbe Vorgehen für 
die Farben der Körper ganz unmöglich oder nur 
‘nicht üblich ist. Ersteres trifft jedenfalls nicht 
zu, denn die Spektralanalyse ermöglicht uns, jede 
_ Farbe genau zu messen und zahlenmäßig festzu- 
stellen, wie groß die Durchlässigkeit bzw. Re- 
- flexionsfahigkeit eines Körpers für Licht von ver- 
" schiedener Wellenlänge ist. Man erhält hierbei 
eine Kurve der Durchlässigkeit bzw. Reflexions- 
fähigkeit des untersuchten Körpers für die ver- 
schiedenen Wellenlängen des Spektrums, und diese 
Kurve gibt uns ein Maß für die Farbe des unter- 
“suchten Körpers. Das spektralphotometrische Ver- 
“fahren für die Messung der Körperfarben hat 
jedoch nur eine verhältnismäßig eng beschränkte 
Anwendung gefunden. Für den alltäglichen Ge- 
brauch ist es viel zu schwierig und kompliziert. 
Hierfür müssen einfache Verfahren und leicht 
‘zu handhabende Meßapparate an seine Stelle tre- 
ten. An Versuchen, solche Apparate zur Farben- 
messung einzuführen, hat es bisher schon nicht 
‚gefehlt. Es möge hier nur auf das Colorimeter von 
Ives, das Chromoskop von Arons und den Farben- 
_ messer von Kallab hingewiesen sein. Wenn diese 
| Apparate sich bisher noch nicht in größerem Mab- 
1) Nach einem in der Deutschen Beleuchtungstechni- 
schen Gesellschaft gehaltenen Vortrage. 
Nw. 1915. 
25. Juni 1915. 
DIE NATURWISSENSCHAFTEN 
Herausgegeben von 
Dr. Arnold Berliner und Prof. Dr. August Pütter 

Heft 26. 


stab eingeführt haben, so liegt dies wohl haupt- 
sächlich daran, daß sie alle von dem Prinzip aus- 
gehen, eine mit der zu messenden Farbe überein- 
stimmende Farbe aus drei Grundfarben durch Pro- 
bieren zusammenzusetzen. Ihr Gebrauch erfordert 
also eine gewisse Geschicklichkeit und Übung, die 
nicht von jedermann verlangt und erreicht werden 
kann. 
Bei einem allgemein gebrauchsfähigen Farben- 
messer muß das Probieren wegfallen und die Mes- 
sung ebenso einfach wie etwa eine Lichtmessung 
auszuführen sein. Das Problem der Messung der 
Körperfarben ist hiernach nahe verwandt mit der 
Messung der Farbe der künstlichen Lichtquellen. 
Ein hierfür brauchbares Meßverfahren muß sich 
bei entsprechender Ausbildung des Meßapparats 
auch auf die Messung der Körperfarben übertra- 
gen lassen. Denn bei einem durchsichtigen Kör- 
per beruht die Messung seiner Farbe auf der Fest- 
stellung, in welcher Weise er die Farbe der Licht- 
quelle beeinflußt, welche Licht durch ihn hindurch- 
sendet. Dasselbe ist der Fall bei undurchsichti- 
gen, farbigen Körpern. Nur tritt hier die Mes- 
sung der Reflexionsfähigkeit an die Stelle der 
Durchlässigkeit. 
Es lag daher nahe, das Meßverfahren, das ich 
in dem Aufsatze über „Die Farbe der künstlichen 
Lichtquellen“ (Naturwissenschaften 1914, Heft 4, 
Seite 85) beschrieben habe, auch auf die Messung 
der Körperfarben anzuwenden. Bei dieser Art der 
Messung wird die Lichtstärke einer Lichtquelle 
nicht im weißen, sondern im roten, grünen und 
blauen Licht in der Weise photometrisch gemessen, 
daß zwischen Auge und Photometer der Reihe nach 
ein rotes, grünes und blaues Glas von genau defi- 
nierter Färbung und Dicke eingeschaltet wird. 
Die einfache Vorrichtung zur Einschaltung dieser 
drei Farbgläser kann an jedem Photometer ange- 
bracht werden. Mit diesem kann dann die Farbe 
künstlicher Lichtquellen, ebenso aber auch die 
Farbe durchsichtiger Körper gemessen werden. Die 
Farben undurchsichtiger Körper sind dagegen in 
dieser Weise nur schwer zu bestimmen, weil die 
von ihnen reflektierte Lichtmenge ohne Anwen- 
dung besonderer Hilfsmittel viel zu gering ist. Um 
das Meßverfahren für die Körperfarben zum allge- 
meinen Gebrauch verwendbar zu machen, mußte 
erst ein besonderer Farbenmeßapparat ausgebildet 
werden, dessen Ausführung die Firma Franz 
Schmidt & Hänsch in Berlin übernommen hat. 
Eine von Herrn Geheimrat Ostwald angegebene 
Meßvorrichtung konnte hierfür zum Teil mit be- 
nutzt werden. 
Der neue Farbenmesser (Fig. 1) besteht aus 
einem geschlossenen Holzkasten, auf dessen Boden 
zo 
Oo 
