25. 6. 1915 


Het k 26. ] 
durchsichligen Korpern, wie farbigen Glasern, 
Flüssigkeiten usw., mit dem Farbenmesser. Hier- 
bei benutzt man auf dem Boden des Apparats zwei 
gleiche Platten des mattweißen Zeichenpapiers, 
und die zu messende Glasscheibe oder Flüssigkeits- 
küvette mit genau abgemessenem Inhalt wird in 
eine hierfür vorgesehene Öffnung unter derjeni- 
gen Seite des Photometerkopfs geschoben, welche 
ihr Lieht von der unveränderlichen Spaltöffnung 
empfängt. Dieses Licht muß dann vollständig 
durch den zu messenden Körper hindurchgehen 
und man erhält bei der Messung die Werte der 
Durchlässigkeit für rotes, grünes und blaues Licht. 
Nach Entfernen des zu messenden Körpers werden 
die drei Messungen wiederholt. Die hierbei erhal- 
tenen Werte werden als 100 % Durchlässigkeit an- 
genommen und hierauf die bei der Messung des 
durchsichtigen Körpers erhaltenen Ablesungen be- 
zogen. Bei der Messung von Flüssigkeiten kann 
man auch die Durchlässigkeit auf diejenige des 
reinen Wassers beziehen und die hiermit erhal- 
tenen Werte als 100 % annehmen. 
Tabelle 1. Ergebnisse der Messung von Papier- 
proben im Farbenmesser. 


Reflexionsfähigkeit (Magnesia 
Art der Farbe N 
Rot Grün Blau 
s %o %y lg 
Ge ee EEE 67 1] 5,5 
Orange eee 70 25 5,5 
Gral Re ee Se yee 75 73 27 
(i SEE 19 56 37 
Blauszune ie es » 33 46 97 
OS en fe a: ll 23 44 
ee. 49 ER een 
Ro Re al 5 55 41 | 51 
Grau . 55 51 | 48 
Die vorstehende Tabelle gibt einen Überblick 
über die Ergebnisse der Messung verschieden ge- 
färbter Papierproben. Sie enthält die Werte der 
Reflexionsfähigkeit für Rot, Grün und Blau, wo- 
bei die für die Magnesia-Vergleichsplatte erhal- 
tenen Werte zu 100 % angenommen wurden. Für 
die roten, grünen und blauen Farbentöne wird der 
größte Wert der Reflexionsfähigkeit naturgemäß in 
Rot, Grün und Blau erhalten, in den beiden an- 
deren Farben dagegen wesentlich kleinere Zahlen. 
Gelb enthält annähernd gleich viel Rot und Grün, 
dagegen nur wenig Blau, bei Blaugrün sind die 
Werte für Grün und Blau von gleicher Größen- 
ordnung und die für Rot wesentlich niedriger, 
während bei der violetten Farbe Rot und Blau un- 
gefähr übereinstimmen und Grün niedriger aus- 
fällt. Bei Braun überwiegt der Gehalt an Rot; 
Grau zeigt dagegen in allen drei Farben annähernd 
gleich große Werte. 
Wie diese Ergebnisse zeigen, werden bei stark 
_ voneinander abweichenden Farben auch ent- 
sprechend verschiedene Zahlenwerte erhalten, was 
Bloch: Die Messung und zahlenmäßige Darstellung der Körperfarben. 
335 
als Haupterfordernis für einen brauchbaren Far- 
benmesser zu gelten hat. Andrerseits kommen 
auch schon ganz geringe Farbenunterschiede, die 
mit bloßem Auge kaum mehr erkennbar sind, bei 
der Messung mit dem Farbenmesser deutlich zum 
Ausdruck, und zwar erkennt man hieraus nicht 
nur, daß ein Unterschied vorhanden ist, sondern 
auch, welehe Farbe zu stark vorherrscht und 
welche zurücktritt. Die Meßgenauigkeit des Far- 
benmessers ist etwa 2 %; auch bei ungeübten und 
selbst bei farbenblinden Beobachtern halten sich 
die Ablesungen meist innerhalb dieser Grenze. 
Fragt man danach, wieviel verschiedene Far- 
ben mit dem Farbenmesser festgestellt werden 
können, so kommt dies natürlich darauf an, bei 
welehem Unterschied man die Farben noch als 
verschieden ansieht. Nimmt man an, daß nur 
solche Farben als verschieden zu bezeichnen sind, 
welche in Rot, Grün oder Blau um mindestens 
5 % voneinander abweichen, so sind für Rot, Grün 
und Blau zwischen 0 und 100 % je 20 verschiedene 
Werte möglich. Insgesamt ergeben sich also 20 
verschiedene Ablesungsmöglichkeiten oder 8000 
verschiedene Farben. 
Die Ablesung in den drei Farben Rot, Grün 
und Blau ist nicht in allen Fallen notwendig. Man 
kann sich häufig auch mit der Ablesung von zwel, 
gelegentlich auch mit nur einer Farbe begnügen, 
besonders wenn es sich um die häufig zu wieder- 
holende Messung von Farben handelt, die nur in 
ihrer Helliekeit und nicht in ihrem Ton vonein- 
ander verschieden sind. Man sucht sich dann von 
den drei Farben Rot, Grün und Blau zwei oder 
nur eine aus, bei welcher die Änderungen beson- 
ders auffallend hervortreten, und beschränkt die 
anzustellenden Messungen auf diese Farbe. In 
dieser Weise kann man bei der Messung von Farb- 
flüssigkeiten verschieden starker Konzentrationen 
und bei der Messung photographischer Papiere 
verfahren. 
Das Anwendungsgebiet des Farbenmessers ist 
ein sehr umfangreiches. In erster Reihe dürfte er 
für die Farbenchemie und Färberei von Nutzen 
sein, der bisher kein einfaches Instrument zur 
exakten Farbenmessung zur Verfügung stand. 
Auch die Textil- und Papierindustrie wird sich der 
Farbenmessung für ihre Erzeugnisse mit Vor- 
teil bedienen können. Ein weiteres Anwendungs- 
gebiet findet er bei der Messung farbiger Gläser, 
sei es nun in den Fabriken oder bei den Ver- 
brauchsstellen, beispielsweise zur Prüfung der für 
Signalzwecke im Eisenbahn- und Schiffsverkehr 
gebrauchten Farbgläser. In der photographischen 
Technik wird der Farbenmesser zur Prüfung der 
Färbung sowohl von Platten, wie auch von photo- 
graphischen Papieren, besonders auch für die Far- 
benphotographie von Nutzen sein. Für medizi- 
nisch-diagnostische Zwecke läßt sich mit dem Far- 
benmesser in einfacher und präziser Weise die 
Farbe des Blutes und anderer Flüssigkeiten be- 
stimmen. 
Bei der Verwertung der mit dem Farbenmesser 
