
Herausgegeben von 
Dr. Arnold Berliner und Prof. Dr. August Pütter 

Dritter Jahrgang. 

23. Juli 1915. 
Heft 30. 


Elektromagnete für Heilzwecke. 
Von Prof. Dr. H. du Bois, Berlin. 
Zur Entfernung ferromagnetischer Fremdkör- 
per aus den verschiedenen Organen, insbesondere 
aus den Augen, sind Extraktionsmagnete längst in 
Gebrauch). Trotzdem erscheint die Konstruktion 
der „Augenmagnete“ noch der Verbesserung fähig; 
wenigstens wird seitens der Ophthalmologen bei 
manchen hartnäckigen Fällen gelegentlich über 
mangelhafte Zugkraft geklagt. Die Verwendung 
magnetischer Wechselfelder in der Neurologie 
scheint sich hingegen auf die Dauer weniger be- 
währt zu haben. 
In den letzten Jahrzehnten hatte man sich 
überwiegend mit mehr oder weniger „geschlosse- 
nen“ magnetischen Kreisen als Feldmagneten für 
technische und wissenschaftliche Zwecke befaßt; 
eine anders geartete Aufgabe erwuchs der elektro- 
magnetischen Technik durch die im nachstehenden 
Aufsatz von Herrn Payr’) geschilderte magnetische 
Behandlung des Magendarmkanals. Eigentümlich 
ist bei diesem Attraktionsproblem das Bestehen 
einer indifferenten Zwischenzone, der Bauchdecke, 
von 2—10 und mehr Zentimeter Stärke; hinter die- 
ser soll erst kräftige Anziehung stattfinden, und 
zwar bis zu größeren Tiefen (15—20 cm). Das Stu- 
dium dieser Frage führte anfangs 1914 zur kon- 
struktiven Durchbildung sog. „Darmmagnete‘®). 
Das gewöhnliche Modell hat einen hochpermea- 
beln Eisenkern von 12 cm. Durchmesser und ca. 
0,5 m Länge; dessen konkaves Arbeitsende paßt sich 
der mittleren Körpergestalt an. Für eine solche 
- Polform läßt sich das magnetische Feld sowie des- 
sen Gefälle nach der verlängerten Kernachse berech- 
nen. Ersteres erreicht hier erst in gewisser Entfer- 
nung vom Eisen einen Höchstwert; in diesem ,,neu- 
 tralen“ Punkte schwindet somit das Feldgefälle. 
Nach einem allgemeinen Anziehungsprinzip be- 
_ stimmt nun das Gefälle der ersten oder der zweiten 
| Potenz der Feldstärke die auf gesättigte bzw. 
_ ungesättigte magnetische Partikel ausgeübte 
Kraft. Daher ist diese in jenem singulären Punkte 
- Null; in größerer Entfernung nimmt sie erst zu, 
um sodann einen Maximalwert zu erreichen und 
————- U 


















1) Fast drei Jahrhunderte ist die Verwendung natiir- 
licher Magnete bekannt; cf. Fabricius Hildanus, Opera 
| observationum et curationum, Frankfurt 1646. Elektro- 
magnete wurden von Prof. J. Hirschberg, Berlin, um 
das Jahr 1877 eingeführt. 
2) Siehe Näheres bei DE. Payr, Münch. med. Wochen- 
schr. 60 p. 2601, 1913; Sitzber, Chirurg. Kongr. 43 
| (II) p. 749, 1914; Arch. f. klin. Chirurg. 106 p. 125, 
‚1914. 
| 3) Vgl. H. du Bois, Versl. Akad. Amsterdam 23 p. 
| 15, 1914. Ann. der Physik 42 p. 927, 1913. 
| ~ Nw. 1915. 
schlieBlich wieder abzunehmen, ganz in Uberein- 
stimmung mit der vorliegenden indifferenten Zone. 
Nach dem anderen Ende zu wird der Kern allmäh- 
lich dicker, wie es auch bei modernen Feldma- 
gneten üblich ist, und verläuft in eine besonders 
ausgebildete Gegenpolflansche. 
Die Spulen sind mit emailliertem Kupferdraht 
(bzw. auch oxydiertem Aluminium-Vierkantdraht) 
bewickelt, dessen Stärke vom Arbeitspol nach dem 
Gegenpol zunehmend abgestuft ist. Dieses bei Gal- 
vanometern bewährte Konstruktionsprinzip war 
auch bei Feldmagneten bereits angewandt worden. 
Höhere Stromdichte und Leistung der ,,Polwin- 
dungen“ bewirken dort eine stärkere Erwärmung, 
die nötigenfalls durch Wasserzirkulation verringert 
werden kann. Bisher war dies überflüssig, zumal 
die Behandlung kaum über eine Viertelstunde aus- 
gedehnt wird und auch allzu kaltes Eisen uner- 
wünschte vasomotorische Reflexe beim Patienten 
auslösen könnte. Die Vorderflansche der Pol- 
spule ist — wie bei manchen Feldmagneten — 
konisch geformt, derart, daß sie Auge und Hand 
des Operateurs nicht behindert. 
Neben der stationären Anziehung erweist sich 
in der Praxis auch die pulsierende wichtig. Man 
erhält eine solche in einfachster Weise, indem man 
mit der Hand bzw. mechanisch einen Unterbrecher 
betätigt, welcher den Magnet in rhythmischer Weise 
kurzschließt, wobei selbstverständlich ein induk- 
tionsfreier Widerstand vorgeschaltet bleibt. Dieses 
Verfahren erzeugt eine einfache ausgezackte Feld- 
Zeit-Kurve, deren Unstetigkeiten freilich durch die 
Selbstinduktion des Magnets etwas gemildert wer- 
den. Die „Relaxationsdauer“ der ganzen Wick- 
lung beträgt einige Sekunden; schaltet man nur die 
Polspule ein, so läßt sie sich bis auf einige zehntel 
Sekunden verringern. Bei vielfacher Benutzung 
pulsierender Ströme dürfte sich eine Unterteilung 
des Kerns empfehlen. Es kann auch ein Vorschalt- 
widerstand mit elektromagnetisch rotierender 
Kurbel verwendet werden, welcher eine etwa 60- 
bis 150mal pro Minute pulsierende, wellige Feld- 
Zeit-Kurve zu erhalten gestattet. Die Periode der 
natürlichen Darmperistaltik beträgt bis zu 10 Se- 
kunden; es müssen durch längere Praxis erst die 
zur Behandlung verschiedener Fälle geeignetsten 
Frequenzen, Bereiche und mehr oder weniger steti- 
gen Wellenformen der Feld-Zeit-Kurve empirisch 
festgestellt werden. 
Um das Magnetgewicht möglichst zu beschrän- 
ken, empfiehlt es sich, den Kern nur etwa °/a bis 
*/s zu sättigen. Man erhält ein Minimum des Ge- 
samtgewichts für ein „Dimensionsverhältnis“ der 
Länge zum Durchmesser von etwa 4; auch 
der Wattverbrauch ist dann nur wenig höher als 
61 
