390 
das überhaupt denkbare Minimum; 
höchstens 170 X 18 Voltampére oder etwa 3 Kilo- 
watt, bei den meisten Operationen erheblich weni- 
ger; im Hinblick auf deren kurze Dauer spielt der 
Aufwand an Kilowattstunden kaum eine Rolle. Der 
Magnet wiegt rund 100 kg und hängt an einer 
Art ausladendem Kran über dem Operationstisch, 
wobei seine leichte allseitige Beweglichkeit bei 
geringen Trägheitsmomenten gewahrt bleibt. 
Darunter befindet sich die durch den Fuß des 
Operateurs zu bewegende Röntgen-Röhre, mög- 
lichst weit vom Magnet, um die Ablenkung der dem 
Felde nicht parallelen Kathodenstrahlen zu ver- 
ringern. Diese ist proportional dem „Kathoden- 
strom“, der Feldstärke an dessen Stelle und dem 
Sinus des Winkels, den diese beiden gerichteten 
Größen bilden. Man wird also jenen drei Faktoren 
geringe Werte zu geben versuchen. Sollte es ge- 
lingen, die praktischen Schwierigkeiten zu besei- 
tigen, welche einer allgemeineren Anwendung der 
kürzlich wieder von Herrn Zehnder!) vorgeschlage- 
nen metallischen Röntgen-Röhre entgegenstehen, 
so wäre eine Eisenpanzerung derselben das beste 
Mittel, die Kathodenstrahlen zu schützen. In man- 
chen Fällen wird die Anordnung einer Kompen- 

W 
| 
Y 
sationsspule in der Nähe der Röhre genügen. 
Übrigens machte sich dieser Übelstand bisher 
nicht allzu bemerkbar. In etwa einem Viertel der 
vorkommenden Fälle kann der Patient auch ste- 
hend behandelt werden, was offenbar viel ein- 
facher ist. 
Tiefliegende Darmteile (7—20 cm unter der 
Haut) werden ohne Polschuhe behandelt. In kür- 
zeren Entfernungen benutzt man dagegen fol- 
gende, aus hochgesättigtem Material, eventuell 
Ferrokobalt, hergestellte, polierte und vernickelte 
Armaturen, deren konvexe Rückfläche in die kon- 
kave Polfläche drehbar paßt. 
ft. Einen ,,Zugpol in Form eines abgestutzten 
Kegels von ca. 42° Halbwinkel; die größte An- 
ziehung herrscht nahe der Spitze der verlangert ge- 
dachten Kegelfläche; hiermit ,,sammelt“ man den 
Darminhalt an der gewiinschten Stelle und zieht 
ihn zum Magneten hin. 
2. Einen „Prismenpol“ von 32° Halbwinkel 
für die Behandlung längerer Darmstrecken. 
3. Einen unsymmetrischen „Schleppol“ von 
eigentümlicher hufförmiger Gestalt zur Ausübung 
1) L. Zehnder, Ann. d. Physik 46, p, 824, 1915; Elek- 
trotech. .Ztschr. 36, p. 19, 1915. 
du Bois: Elektromagnete für Heilzwecke. 
er beträgt - 
[ Die Natur- ; 
wissenschaften 
von Anziehungen tangential zur Bauchdecke 
(Pfeilrichtung der Fig. 1). 
Außerdem können fiir Spezialzwecke noch an- 
ders geformte Polschuhe entworfen werden; und 
zwar auf Grund attraktionstheoretischer Rechnun- 
gen, welche auch die angeführten Winkelwerte zu 
bestimmen gestatteten und an anderer Stelle ver- 
öffentlicht sind. 
Die Anziehung 
kugeln zu bestimmen; innerhalb gewisser Grenzen 
ist sie unabhängig vom Material derselben, falls 
dieses auch nur schwach ferromagnetisch, jedoch 
nicht gesättigt ist. Die Kraft F, als Vielfaches 
des Kugelgewichts G ausgedrückt, erscheint dann 
bei gegebenem Kugelradius größer, je geringer die 
Dichte; der Wert F/G = 1 entspricht offenbar 
dem Falle, daß das Kügelchen in gewisser Ent- 
fernung unter dem Magneten gerade noch getragen 
wird. Es wurden demgemäß Magnetitkügelchen 
(Fe30, — Ferroferrit — ferr. (oxyd.) oxydulat. 
nigrum) hergestellt; am besten bewährten sich 
Pillen von 1 cm Durchmesser, mit einem leichten 
unmagnetischen Pulver verdünnt und etwas Klebe- 
stoff gemischt; diese wurden bei den Messungen 
meist als Probekugeln verwendet. Jene den ma- 
gnetischen Anforderungen genügende Substanz ist 
sehr beständig, ungiftig, rostfrei, entwickelt keinen 
Wasserstoff, wird nicht resorbiert, reizt nicht und 
gibt gute Röntgen-Kontraste, mit oder ohne Zugabe 
von Wismutkarbonat. Ihre klinische Verwendung 
ist im nachfolgenden Aufsatz ausführlicher be- 
schrieben. 
Die Anziehung soleher Probekugeln wurde mit- 
tels einer Federwaage unter verschiedenen Um- 
ständen gemessen; die Versuchsanordnung bei Be- 
nutzung des Schleppols zeigt Fig. 2. Beim un- 
armierten Kern liegt das Maximum der Zugkraft 
in 4 bis 5 em Entfernung und beträgt bis zum 25- 
fachen Gewicht, die größte „Tragweite“ beträgt 
22 em, für Probezylinder noch weit mehr. Beim 
Zugpol liegt das Maximum in 2 bis 3 em Abstand 
und beträgt das 50-fache Gewicht; in mehr als — 
7 em Entfernung wird die Anziehung geringer als 
ohne Polschuh. Mit dem Schleppol erhält man eine 
transversale Zugkraft bis zum 25-fachen Gewicht 
in 25 em Abstand. 
Wenn auch das beschriebene Modell den für 
die Darmchirurgie gestellten Anforderungen völ- 
lig genügte, so bieten doch auch die Eigenschaften 
eines ähnlich vergrößert bzw. verkleinert gedach- 
ten Magnets Interesse. Bei n-fachen Linearabmes- 
sungen variiert nun das Eisengewicht wie n*, das 
pflegt man mittels Probe- ~ 
ee CH 
Kupfergewicht wie n? (bzw. n?, je nach der Be- 
wicklungsart), der Kilowattverbrauch wie n (bzw. 
n?), die Anziehung ungesättigter ferromagnetischer 
Substanzen in gegebener Entfernung aber fast wie 
n?. Auf Grund dieser äußerst günstigen hohen Po- 
tenz unterliegt es keinem Zweifel, daß man so 
ziemlich jede gewünschte Anziehung hervorbrin- 
gen kann mit größeren Magneten, die aber noch 
nicht allzu schwerfällig werden. So befindet sich 
z. B. im Kaiser Wilhelms-Institut zu Dahlem ein 
