












- Heft 30. | 
23.7. 1915 
> 


re vom Verf. entworfener Feldmagnet mit maxi- 
ve malem Kerndurchmesser von ca. 24 cm. Im Ver- 
gleich zum beschriebenen Darmmagnet ist also 
‘n= 24/12 = 2; somit muß die Anziehung cet. par. 
fast 2*, also das 16-fache betragen. 
Der Einfluß auf die Technik der Extraktion 
ferromagnetischer Fremdkörper der verschieden- 
sten Art läßt sich zurzeit kaum übersehen. Frei- 
lich kann man in der Nähe so starker Magnete 
nur mit einem unmagnetischen Instrumentarium 
_ — etwa aus Nickelstahl, Neusilber oder dergl. — 
hantieren. Übrigens gebietet schon der Darm- 
magnet eine gewisse Vorsicht in bezug auf 
Uhren, Stahlkneifer und dergl. Ferner ist eine 
Einwirkung denkbar auf andere, weniger nach- 
giebige Organe, als es die Eingeweide sind. Es ist 



bekannt, daß alle Körpergewebe diamagnetisch 
sind. Faraday zeigte bereits, daß dies auch für 
das Blut gilt; die Eisenatome im Hämoglobin 
sind offenbar derart gebunden, daß kein Parama- 
_ enetismus auftreten kann, ebensowenig wie etwa 
beim gelben Blutlaugensalz. Plücker‘) ließ rote 
Blutkörperchen im Serum durch einen Magnet ab- 
stoßen. Indessen kann auch die Bewegung diama- 
genetischer Flüssigkeiten durch Röhren und das 
Tropfen aus denselben unter gewissen Umständen 
yon sehr starken Feldern merklich beeinflußt 
_ werden?). 
1) A. Plücker, Pogg. Ann. 73, p. 576, 1848. 
2) O. Liebknecht und A. P. Wills, Ann. d. Phys. Ja 
p- 183, 1900; W. J. de Haas und P. Drapier, Ann. d. 
Phys. 42, p. 677, 1913; M. W. Neufeld, Phys. Zeitschr. 
| 14, p. 646, 1913. 
Nw. 1915. 
Payr: Uber die Anwendung starker Klektromagnete in der praktischen Medizin. 
391 
Andererseits entsprechen Werte n < 1 einer 
Verkleinerung der Abmessungen. Ein kleineres 
Modell von 8,5 em Kerndurchmesser soll zur Darm- 
behandlung in geringeren Tiefen dienen. Zugleich 
bildet dieses einen kräftigen Augenmagnet; das Be- 
dürfnis erhellt aus der Tatsache, daß neuerdings 
viele Augenverletzungen durch Splitter aus Le- 
gierungen erzeugt werden, deren magnetischer Sät- 
tigungswert erheblich unter demjenigen des Eisens 
oder Stahls liegt und wohl erst bei höheren Feld- 
stärken erreicht wird. Die Anziehung solcher, auch 
bei tiefster Netzhautlage noch möglichst zu sätti- 
gender Splitter ist nun nicht etwa unabhängig vom 
Material, wie es bei den oben erwähnten ungesättig- 
ten Pillen der Fall ist. Auch gilt hierfür ein etwas 
geringerer Halbwinkel der Kegelpole als der gün- 
stigste, nämlich 39° 14’, wobei das Auge noch ge- 
nügend übersehbar bleibt. 
Wie beim Darmmagnet, so muß auch hier die 
Bewicklung des Magnets und des Vorschaltwider- 
standes eine bequeme und weitgehende Abstufung 
der Einwirkung gestatten. Auch ist gelegent- 
lich ruckweise, mehr oder weniger rhythmische An- 
wendung der Zugkraft der Extraktion unter ge- 
wissen Umständen förderlich. Ebenso soll der 
Patient liegend oder sitzend behandelt werden 
können, je nach den Wünschen des Operierenden. 
Insbesondere ist für eine gute Beleuchtung des 
Auges Sorge zu tragen. 
Über die Anwendung starker Elektro- 
magnete in der praktischen Medizin. 
Von Generalarzt Geheimrat Prof. Dr. .E. Payr, 
Direktor der Kgl. chirurg. Klinik in Leipzig, z. Zt. im Felde. 
Die Verwendung des Elektromagneten in der 
Heilkunde ist, abgesehen von der Entfernung von 
Eisen- und Stahlsplittern aus dem Auge, die gerade 
jetzt während des Krieges angesichts der Häufig- 
keit der Granatverletzungen des Auges eine wich- 
tige Rolle spielt, keine sehr ausgedehnte gewesen. 
Gelegentlich hat man auf elektromagnetischem 
Wege aus den Hohlorganen des menschlichen 
Körpers ferromagnetische Fremdkörper mit für 
den jeweiligen Zweck angepaßten, improvisierten 
Elektromagneten mit Erfolg entfernt (z. B. Haar- 
nadeln aus der Harnblase). Frauenärzte beschäf- 
tieten sich mit dem Problem, einen Eisenbolzen in 
die Gebärmutter einzuführen und durch Einwir- 
ken eines starken Elektromagneten durch die 
Bauchdecken Lageveränderungen sowie eine Mas- 
sage des Organes zu bewerkstelligen. Auch an 
die Möglichkeit einer Darstellung der Magengren- 
zen dureh mit Eisen gefüllte Gelatine-Kugeln ist 
theoretisch gedacht worden. 
Das Prinzip des von uns ausgearbeiteten und 
nachfolgend kurz zu schildernden Verfahrens be- 
steht darin, nach Füllung des Magendarmkanals 
mit unschädlichen, geeigneten Hisenverbindungen 
durch Einwirkung eines starken Elektromagneten 
durch die Bauchdecken mannigfaltigsten Aufgaben 
62 
