

7 + Heft at.) 
~ werden. 
30. 7. 1915 Ludewig 
Die in dieser Meßwicklung induzierte 
+ elektromotorische Kraft ist der Spannung an der 
Röhre (mit gewissen Einschränkungen) proportio- 

Bi 
Be 
4 
2 
4 
4 
* 
at? 

af 

demselben 

nal und der Ausschlag des Voltmeters daher ein 
_ Maß für die Härte der Röntgenröhre. 
H. Bauer verwendet in seinem @ualimeter 
gleichfalls eine Spannungsbestimmung zur Härte- 
messung. Ein statisches, isoliert aufgestelltes 
Elektrometer wird mit einem Pol an die Kathode 
der Röntgenröhre angeschlossen. Die Ausschläge 
des Elektrometers sind, wenn man bei ein und 
Röntgeninstrumentarium bleibt, zur 
Bestimmung der Härte einer Röhre brauchbar. 
Eine zweite Gruppe von Härtemessern benutzt 
die Eigenschaften der Röntgenstrahlen selbst zur 
Härtebestimmung. Sehr harte Röntgenstrahlen ver- 
mögen einen Körper mehr zu durchdringen als sehr 
weiche Strahlen. Walter ordnete so in einem Blei- 
blech, in welchem eine Anzahl Löcher ausgestanzt 
waren, Platinbleche von steigender Dicke, Beez 
gleich dicke Scheiben verschiedener Substanzen an. 
Hinter dem Bleiblech ist ein Baryumplatincyanür- 
schirm angebracht, der unter der Einwirkung der 
Röntgenstrahlen aufleuchtet. Man zählt die Anzahl 
der hellen Löcher. Trotzdem diese Methoden an dem 
prinzipiellen Fehler leiden, daß ihre Angaben nicht 
nur von der Härte, sondern auch von der Intensi- 
tät der Strahlen abhängen, erfreuen sie sich in der 
Praxis einer großen Beliebtheit. 
Der Grundgedanke, der in dieser Meßmethode 
liegt, wurde in einwandfreier Weise ausgenutzt, 
als man die Tatsache heranzog, daß Silber die 
Eigenschaft hat, harte und che Strahlen in fast 
gleicher Weise zu absorbieren. Die Messung wurde 
dann in der Weise ausgeführt, daß man neben ein 
Silberblech Aluminiumstücke verschiedener Dicke 
legte und auf dem Leuchtschirm bestimmte, an 
welcher Stelle die durch das Silber gehenden Rönt- 
 genstrahlen die gleiche Helligkeit erzeugten, wie 
die durch das Aluminium gehende Strahlung. In 
der Benoistschen Anordnung liegt um ein kreis- 
rundes Silberblech eine Treppe von Aluminium, de- 
ren Stufendicken je um 1 mm zunehmen; bei dem 
Härtemesser nach Benoist-Walter sind die Dicken 
‘der Aluminiumschiehten anders gewählt und bei 
dem Härtemesser nach Wehnelt ist die Aluminium- 
treppe durch einen Aluminiumkeil ersetzt. 
Auf-der verschiedenen Durehdringungsfähigkeit 
verschieden harter Röntgenstrahlen beruht auch 
die Härtemessung mit dem Universal-Jonometer 
von Siemens & Halske, nur wird dabei die durch 
die Röntgenstrahlen erzeugte Jonisierung zur 
Messung benutzt, und zwar in der Weise, 
daß die Réntgenstrahlen eine durch eine Absorp- 
tionsplatte in zwei Teile geteilte Tonisierungskam- 
mer durchlaufen, und daß die Ionisierung vor und 
hinter der Absorptionsplatte gemessen wird. Das 
Verhältnis der in beiden Räumen gemessenen In- 
tensitäten gibt die Strahlenhärte, die an einem Zei- 
gerinstrument abzulesen ist. 
Christen hat in die Réntgentechnik den Be- 
griff der Halbwertschicht eingeführt. Er benutzt 
Das Bedürfnis nach einer Elnheitshirteskala in der Röntgentechnik. 
405 
in seinem Härtemesser ein Bleisieb, das so kon- 
struiert ist, daß die Flächensumme des stehenge- 
bliebenen Siebmaterials gleich der Flächensumme 
der Sieblöcher ist. Neben dieses Bleisieb setzt er 
eine Bakelittreppe (er benutzt Bakelit deswegen, 
weil er dasselbe Absorptionsvermögen wie Wasser 
besitzt und weil Wasser in der Physik die Substanz 
ist, auf die der größte Teil der Einheiten bezogen 
wird) und vergleicht, an welcher Stufe der Bake- 
littreppe auf einem dahinter befindlichen Leucht- 
schirm die gleiche Helligkeit erzeugt wird, wie hin- 
ter dem Bleisieb. 
Jede dieser Meßmethoden, deren Zahl noch um 
einige vermehrt werden könnte, die in die Praxis 
keine Aufnahme gefunden haben, benutzt eine an- 
dere Skala, die zum Teil ganz willkürlich gewählt 
ist oder sich aus dem benutzten Prinzip ergibt 
(siehe Fig. 1) '). 

N Nr S Sekundärsparnung 
S Ss 
; un Volt 
Sk/eromerer: 

& Qualimerer 
| 




= 208 nw \ Walter 
4 ee = r | 
~ wre Beez 
bs WEAR Benoıst 
SEIN MES oy SN Benoist-Walter 
m Mel rer) 
EN S Saas & IL. BF 3 R 3 Wehnelt 




2s Halowertschiclit 
Kies! 
III. Bei Beurteilung der Sachlage hat man zwi- 
schen zwei verschiedenen Begriffen zu unterschei- 
den, die häufig nicht streng auseinander gehalten 
sind, deren genaue Unterscheidung aber das ganze 
Problem wesentlich vereinfacht; nämlich zwischen 
der Meßmethode und der Skala. Ein Vergleich mit 
der Thermometrie zeigt ohne weiteres den wichti- 
gen Unterschied. Man kann Temperaturen mit 
Hilfe der Ausdehnung von (festen, flüssigen oder 
easförmigen) Körpern messen oder auch durch die 
Bestimmung der elektromotorischen Kraft eines 
Thermoelementes. Jede der beiden Wege kenn- 
zeichnet eine andere Meßmethode. Aber trotzdem 
1) Diese Figur ist nach Angaben von Christen be- 
zeichnet, der sich um die strenge Durchforschung der 
Meßtechnik des  Röntgenwesens grobe Verdienste er- 
worben hat; siehe besonders: Th. Christen, Messung 
und Dosierung der Röntgenstrahlen. Gräfe & Sillem, 
Mamburg 1913, 
