
DIE NATURWISSENSCHAFTEN 
Herausgegeben von 
Dr. Arnold Berliner una Prof. Dr. August Pütter 
Dritter Jahrgang. 
15. Oktober 1915. 

Heft 42. 

Die Tatigkeit 
der Physikalisch-Technischen Reichs- 
anstalt im Jahre 1914. 
Von Prof. Dr. Karl Scheel, Charlottenburg, 
Mitglied der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. 
Wie alljährlich, so hat auch im März des 
Kriegsjahres der Präsident dem Kuratorium der 
Reichsanstalt einen Bericht über das abgelaufene 
Kalenderjahr erstattet, der in der Zeitschrift fur 
Instrumentenkunde 35, 96—111, 131—151, 174 
bis 191, 1915 im Auszug wiedergegeben ist. 
Wie der Bericht erkennen läßt, ist auch die 
Reichsanstalt durch den Krieg stark in Mitleiden- 
schaft gezogen. Einerseits ist ihr eine große Zahl 
ihrer Beamten durch den Eintritt in das Heer ver- 
loren gegangen, andrerseits sank die Zahl der Prü- 
fungsanträge nach Ausbruch des Krieges auf den 
meisten Gebieten zunächst bedeutend, hob sich aber 
bis Januar wieder so, daß schließlich die Gesamt- 
einnahme aus den Prüfungen im Jahre 1914 mit 
112552 M. die des Jahres 1913 mit 107 997 M. 
noch übersteigt. 
Entsprechend den Beschlüssen in der Sitzung 
des Kuratoriums im März 1914 wurde am 1. Okto- 
ber 1914 eine Reorganisation der Reichsanstalt 
durchgeführt. Während die Reichsanstalt bisher 
in eine I. (wissenschaftliche) und eine II. (tech- 
nische) Abteilung zerfiel, deren letzteren Aufgabe 
insonderheit die Erledigung der laufenden Prü- 
fungsarbeiten war, besteht die Reichsanstalt nun- 
mehr: 
1. aus der Abteilung I für Optik, der Abtei- 
lung II für Elektrizität und der Abtei- 
lung III für Wärme und Druck. Jede Ab- 
teilung untersteht einem Direktor und zer- 
fällt in zwei Unterabteilungen, von denen 
der einen (a) die rein wissenschaftlichen 
Untersuchungen, der andern (b) die tech- 
nisch-wissenschaftlichen Untersuchungen 
und die Prüfungsangelegenheiten obliegen; 
9. dem Präzisionsmechanischen Laboratorium, 
dem Chemischen Laboratorium, dem Stö- 
rungsfreien Laboratorium auf dem Tele- 
graphenberg bei Potsdam und der Werk- 
statt. Diese Laboratorien und die Werk- 
statt unterstehen dem Präsidenten der An- 
stalt unmittelbar. 
Es möge jetzt eine Übersicht über die Arbeiten 
der Reichsanstalt im Jahre 1914 folgen: 
Abteilung]. 
Unterabteilung Ia. 
Die Untersuchungen über die Hohlraumstrah- 
lung wurden mit methodischen Verbesserungen 

Nw. 1915. 

fortgesetzt. Sie umfassen zunächst nach der bereits 
früher verwandten Methode neue c-Bestimmun- 
gen!) und zwar mit dem Vakuum-Kohlenstrahler?) 
zwischen Goldschmelzpunkt und 1400° C. sowie 
zwischen Goldschmelzpunkt und 1973 ° C., mit dem 
Lummer-Kurlbaumschen offenen Strahler zwi- 
schen Goldschmelzpunkt und 1400 ° C.; mit dem- 
selben Modell von linearen Abmessungen der dop- 
pelten Größe, jedoch relativ kleinerer Öffnung der 
innersten Blende, zwischen den nämlichen 'Tempe- 
raturgrenzen. — Die neueren Versuche zeigen eine 
größere innere Übereinstimmung als die alten und 
führen auf einen noch etwas kleineren Wert von 
c als diese. 
Mit dem großen Modell des Lummer-Kurl- 
baumschen Strahlers wurde ein und dieselbe 
Temperatur nach dem Wienschen Verschiebungs- 
gesetz und nach dem Stefan-Boltzmannschen Ge- 
setz ermittelt, dabei der Durchmesser der 
strahlenden Ofenblende von 5 mm auf 10 mm 
vergrößert und das Bolometer, um es zu 
schwärzen, in der Mitte einer spiegelnden Halb- 
kugel aus Nickel aufgestellt. Unter diesen Um- 
ständen kam die Temperaturbestimmung nach bei- 
den Methoden fast zu völliger Übereinstimmung; 
bei 1400 ° belief sich die Differenz nur auf 0,5 °, 
entsprechend einem um 1 °/oo kleineren Wert von c. 
Eine rationelle Lichteinheit läßt sich wohl nur 
durch die Hohlraumstrahlung gewinnen, wobei es 
sich darum handelt, eine Temperatur des Strahlers 
von ungefähr 2000 ® C. festzuhalten und zu repro- 
duzieren. Versuche in dieser Richtung sind mit 
dem Vakuum-Kohlestrahler begonnen. Zur Repro- 
duktion der Temperatur kam zunächst die Methode 
von Lummer und Kurlbaum zur Anwendung, bei 
welcher auf eine gewisse Schwächung der Gesamt- 
strahlung durch ein bestimmtes Absorbens einge- 
stellt wird. Als solches diente eine 2 em dicke 
Schicht einer 10 prozentigen Kaliumbichromat- 
lösung zwischen Quarzplatten. Es gelang so, die 
Lichtstrahlung bis auf 0,4 % zu reproduzieren. 
Die Untersuchung über den Einfluß der Wel- 
lenlänge und des Druckes auf die photochemische 
Ozonisierung ist beendigt. Die Ozonisierung er- 
gibt sich durchweg kleiner, als das Einsteinsche 
Die bedeutet die Exponentialkonstante im Wien- 
1-5 
Planckschen Strahlungsgesetze H=C RT’ wo 
i die Wellenlänge, T die absolute Temperatur be- 
zeichnet. 
2) Für höchste Temperatur benutzt man als Strah- 
ler ein vom elektrischen Heizstrom durchflossenes 
Kohlerohr, das in einem evakuierten Kasten montiert 
ist: der offene Strahler befindet sich ohne diesen 
Schutz in der atmosphärischen Luft. 
