534 
Aquivalenzgesetz!) verlangt; sie beträgt für die 
Wellenlänge X = 0,209 u bei einem Druck von 125 
kg/qem 92 bis 95% des theoretischen Wertes, kommt 
also diesem hier ziemlich nahe. Doch werden die 
Abweichungen von dem Gesetz größer, wenn man zu 
höheren Drucken und größeren Wellenlängen über- 
geht. So wurden für A= 0,209 beim Druck 300 
77 %, für A 0,253 beim Druck 125 55 % und 
beim Druck 300 nur 29 % des theoretischen Wer- 
tes beobachtet. 
Um die Grundannahme des Einsteinschen Ge- 
setzes weiter zu verfolgen, wurde die Absorption 
des Sauerstoffes für = 0,209 und 0,253 bei 
Drucken zwischen 30 und 400 kg/qem untersucht, 
wobei sich starke Abweichungen vom Beerschen 
Gesetze J=Jo.e-@' 4 herausstellten. Für A= 
0,209 fügten die beobachteten Intensitäten J sich 
angenähert der Formel, wobei d zwischen 1,72 und 
0,142 cm variierte, und es ergab sich für 95proz. 
Sauerstoff zwischen Drucken p = 30 und 400 eine 
Formel, die sich fiir nicht zu groBe p auch theoretisch 
begründen läßt. Weiter wurde die Absorption von 
Gemischen aus Sauerstoff und dem für sich nicht 
absorbierenden Stickstoff erheblich größer gefun- 
den als für reinen Sauerstoff von einem Druck 
eleich dem Partialdruck des Sauerstoffs im Ge- 
misch. Kurz, es zeigten sich hier ähnliche Erschei- 
nungen, wie sie für die Absorption im Ultrarot von 
IK. Angstrom beobachtet und von Frl. E. v. Bahr 
an verschiedenen Gasen genauer untersucht sind. 
Für X = 0,253 sind die Abweichungen vom Beer- 
schen Gesetz viel kleiner als für A = 0,209. 
Im Verlaufe der: Arbeiten zur genauen Er- 
mittelung von e/w wurden Platten aus Platin, 
Gold, Kupfer, Zink, die durch Kathodenzerstäu- 
bung gründlich gesäubert waren, im Vakuum mit 
einer Quecksilberquarzlampe bestrahlt und unter- 
sucht, ob- sich reproduzierbare Aufladepotentiale 
der Metallplatten erzielen ließen. Es ergab sich 
eine Abhängigkeit des Aufladepotentials in erster 
Linie von dem Gase, in dem die Zerstäubung vor- 
genommen worden war, und nur eine geringfügige 
Abhängigkeit von- dem Metall. Nur am Alu- 
minium ließen sich keine reproduzierbaren Auf- 
ladepotentiale erhalten. 
Es wurden 395 stark radioaktive Präparate 
geprüft, deren Gesamtgehalt 8230 mg (gegen 
2271 mg im Vorjahr) Radiumelement entsprach. 
Unter diesen waren 49 Mesothorpräparate mit 
einem Radiumäquivalent von 1181 mg. Ferner 
wurden 13 schwach radioaktive Präparate unter- 
sucht, die Radiummengen von 105 bis 10-* mg 
Radiumelement pro Gramm Substanz enthielten. 
— Es ist ein Apparat konstruiert worden, der er- 
laubt, schwach radioaktive Substanzen durch Mes- 
sung ihrer y-Strahlung zu untersuchen. Ein Ge- 
halt von 10-2 mg Radiumelement im ccm der be- 
treffenden Substanz kann mit einer Genauigkeit 
1) Das Einsteinsche Äquivalenzgesetz sagt aus, daß 
die Zahl der zersetzten Moleküle gleich der Anzahl der 
absorbierten Elementarquanten ist. 
Scheel: Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1914. [ 
Die Natur- 
wissenschaften 
von +1 %, ein Gehalt von 10-5 mg pro cem mit 
einer Genauigkeit von 10 % gemessen werden. 
Unterabteilung Ib. 
Die Prüfungen erstreckten sich auf 74 beglau- 
bigte Hefnerlampen, 113 Kohlefadenlampen als 
Normallampen für photometrische Zwecket), 286 
Metallfadenlampen?) (davon 261 Normallampen), 
8 Kohlenpaare für Gleichstrombogenlampen, 
1 Neonlampe?), 4 Hängegasglühlichtapparate, 18 — 
Lampenglocken; ferner 9 Saccharimeter-Quarz- 
platten und 3 dicke Quarzstiicke; endlich 18 Gla- 
ser auf dioptrische Eigenschaften. 
Seit Bestehen des Leuchtmittel-Steuerge- 
setzes ist die Reichsanstalt von Steuerbehörden 
vielfach zur Klärung von Meinungsverschieden- 
heiten mit experimentellen Untersuchungen und 
gutachtlich in Anspruch genommen. Diese Tä- 
tigkeit hat trotz des Krieges im Berichtsjahre 
noch gegen früher zugenommen. 
Dagegen hat die Tätigkeit der Vereine, die 
sich mit photometrischen Fragen beschäftigen 
und an deren Arbeiten Beamte der Reichsanstalt 
beteiligt waren, durch den Krieg eine Unter- 
brechung erlitten. In der ersten Jahreshälfte 
1914 waren Kommissionen der Deutschen Be- 
leuchtungstechnischen Gesellschaft sowie des 
Verbandes Deutscher Elektrotechniker und des 
Deutschen Vereins von Gas- und Wasserfach- 
männern in den Fragen der photometrischen 
Einheiten und Größen sowie einer einheitlichen 
Bewertung von Lichtquellen tätig. 
Vorversuche zur Bestimmung der Lichtdurch- 
lassigkeit auf photoelektrischem Wege sind für 
das Wellenlängengebiet von etwa 1 = 600 my. bis 
} = 250 mu abgeschlossen. Für das sichtbare Ge- 
biet sollen Kaliumzellen und für das ultraviolette 
Gebiet Zinkzellen zur Anwendung kommen. 
Abteiluner.il 
Unterabteilung II a. 
Nachdem Kohnstamm und Cohen für das Hy- 
drat CdSO, . 8/3 H2O die Existenz eines Umwand- 
lungspunktes bei 15° behauptet haben, und diese 
Behauptung durch Versuche von Holsboer ge- 
stützt worden war, sind in der Reichsanstalt neue 
Untersuchungen über das thermochemische Ver- 
halten der Cadmiumsulfatlösungen angestellt. 
Die Untersuchungen beweisen, daß die von Cohen 
aufgestellte Behauptung nicht aufrecht erhalten 
werden kann. 
Die Firma E. de Haen, Chemische Fabrik 
„List“ G. m. b. H. in Seelze bei Hannover stellt 
Merkurosulfat für Normalelemente nunmehr in 
1) Nach den Erfahrungen der Reichsanstalt eignen 
sich Kohlefadenlampen besser zu Normallampen als 
Metallfadenlampen. 
2) Bei der Neon-Lampe befindet sich das Gas in 
einem Glasrohr, das nahezu. die Gestalt eines quadra- 
tischen Rahmens ‘hat. Die Lichtverteilung ist in 
allen Ausstrahlungsrichtungen nahezu gleichförmig; 
das von jedem Volumenelement ausgestrahlte Licht 
wird also auf seinem Wege innerhalb des leuchtenden 
Gases nur wenig geschwächt. 

