



nN Dritter Jahrgang. 
Die Tatigkeit 
der Physikalisch-Technischen Reichs- 
anstalt im Jahre 1914. 
q Von Prof. Dr. Karl Scheel, Charlottenburg, 
; Mitglied der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. 
(Schluß.) 
Unterabteilung IIb. 
Die Prüfungen des Starkstromlaboratoriums 
erstreckten sich im. Berichtsjahr auf 721 Meb- 
apparate, 12 Generatoren, Motoren und technische 
Apparate, 56 Isolationsmaterialien und Apparate 
zur Fortleitung und Verteilung elektrischer Ener- 
gie, 1 Bestimmung des Dämpfungsdekrements 
von Schwingungskreisen. Ferner wurden i. J. 
1914 30 neue Zählersystemprüfungen und Ergän- 
ungsprüfungen früher zugelassener Systeme an- 
gemeldet. Zugelassen wurden 13 Anmeldungen, 
2 wurden zurückgezogen, 9 abgelehnt. 
Auf die wissenschaftlichen und technischen Ar- 
beiten des Starkstromlaboratoriums kann hier nur 
kurz eingegangen werden. Es wurde eine einfache 
Methode zur Prüfung von Spannungswandlern 
ausgearbeitet. Ein Hochspannungsteiler für 
100 000 Volt wurde hergestellt und ein einfaches 
Verfahren gefunden, seinen Phasenabweichungs- 
winkel beliebig klein zu machen. 
Als Modell eines Dielektrikums wird folgende 
Anordnung abgeleitet. Man denke sich ein rück- 
standsfreies homogenes Dielektrikum und darin 
Kügelchen von einer gewissen geringen Leitfähig- 
keit regellos verteilt. Unter der Voraussetzung, 
daß das Gesamtvolumen der Kügelchen klein ist 
im Vergleich zum Volumen der Grundsubstanz, 
läßt sich das dielektrische Verhalten dieses Mo- 
dells rechnerisch verfolgen und läßt sich zeigen, 
daß das Modell die typischen Nachwirkungser- 
scheinungen aufweist. 
Aus einer früheren Untersuchung in der 
Reichsanstalt ist bekannt, daß die Litzenspule 
von einer gewissen (kritischen) Frequenz an 
Oe höheren Widerstand hat als die ein- 
lagige Spule gleichen Kupfergewichts. Dies 
st in Übereinstimmung mit der Theorie, nach der 
die kritische Frequenz berechnet werden konnte. 
Nun nimmt der Wechselstromwiderstand der 
mehrlagigen Spule bei Vergrößerung der Draht- 
dicke zuerst ab, erreicht dann ein sehr spitzes 
Minimum und steigt alsdann wieder an. Das 
"Gleiche gilt von der Litzenspule. Eine Litzen- 
spule arbeitet in der Nähe der kritischen Fre- 
quenz bereits weit oberhalb des Widerstandsmi- 
| nimums. Der Widerstand einer solchen Litzen- 
spule würde daher abnehmen, wenn man sie aus 

































Nw. 1915. 
22. Oktober 1915. 
DIE NATURWISSENSCHAFTEN 
Herausgegeben von 
Dr. Arnold Berliner una Prof. Dr. August Pütter 
Heft 33. 

einem schlechter leitenden Material oder aus 
dünneren Drähten herstellen würde. 
Bei der Messung von Drehmomenten durch 
Torsionsdynamometer besteht die Hauptschwie- 
riekeit in der Ablesung der sich drehenden Tei- 
lung. Eine neue optische Ablesevorrichtung be- 
ruht nun auf der Verwendung eines mit dem Dy- 
namometer umlaufenden Linsensystems, dessen 
Achse parallel der Drehachse ist und in dessen 
Brennebene die zu betrachtende Teilung und der 
Index angeordnet sind. Mittels dieser Vorrich- 
tung sieht ein parallel der Drehachse blickendes 
Auge beim Einstellen auf unendlich ein deut- 
liches Bild. Bei schneller Drehung des Dynamo- 
meters erhält man durch die rasche Aufeinander- 
folge der Bilder ein ständiges Bild der Teilung. 
Die Ablesevorrichtung eignet sich sowohl für die 
Einschalte-Dynamometer als auch zur Messung 
kleiner Verdrehwinkel, z. B. bei Schiffswellen. 
Eine Liebensche Verstärkerröhre wurde mit 
Rücksicht auf die für Meßzwecke besonders wich- 
tige Frage nach der Verzerrung der Kurvenform 
bei der Verstärkung untersucht. Es zeigten sich 
z. T. beträchtliche Verzerrungen, welche erst ver- 
schwinden, wenn die an die Röhre gelegte Wech- 
selspannung unter etwa 1 Volt sank. Weitere Ver- 
suche mit der Röhre als Generator ungedämpfter 
elektrischer Schwingungen ergaben, daß die Er- 
zeugung schneller Schwingungen großer Konstanz 
mit der Röhre möglich ist. Da die Röhre eine ge- 
wisse Kapazität besitzt, so ist zur Erreichung 
eroßer Intensität eine Abstimmung der Kreise 
nötig. 
Es wurden verschiedene Methoden zum quanti- 
tativen Empfang elektrischer Wellen mit den zur 
Verfügung stehenden Antennen erprobt. 
Einen für Messungen und photographische Re- 
eistrierungen besonders geeigneten Wellenemp- 
fänger, der den gebräuchlichen Kontaktdetektoren 
an Empfindlichkeit gleichkommt, lieferte eine 
lichtelektrische Zelle in Verbindung mit einem 
Saitenelektrometer. 
Im Anschluß an eine Arbeit von Gehrcke und 
Seeliger wurden die Anregungsbedingungen eini- 
ger Bandenspektra des Stickstoffs und Kohlen- 
stoffs studiert. Die experimentelle Anordnung ist 
grundsätzlich dieselbe wie in der genannten Ar- 
beit, wurde jedoch wesentlich vervollkommnet, so 
daß nunmehr Expositionszeiten von 1 bis 2 Stun- 
den genügen, um mit einem lichtstarken Spektral- 
apparat brauchbare Aufnahmen zu erhalten. 
Im Schwachstromlaboratorium wurden ge- 
prüft: 8 Proben Leitungs- bzw. Widerstandsmate- 
rial, 89 Einzelwiderstände, 19 Widerstandssätze, 
35 verschiedene Gegenstände, 140 Normalelemente, 
37 
