545 
44 Trockenelemente, 7 Kondensatoren, 18 Kapa- 
zitätssätze und Variatoren, 7 Induktivitäten. 
Im Laufe des Berichtsjahres ist neu einge- 
richtet ein Laboratorium für elektrische Meßtech- 
nik, in dem im allgemeinen solche Aufgaben be- 
arbeitet werden sollen, welche die Verwendung der 
Elektrizität in der deutschen Gewerbetätigkeit zu 
fördern geeignet sind, ohne daß bestimmte An- 
träge auf Prüfungen oder Untersuchungen von 
seiten der Technik vorzuliegen brauchen. Als 
nächste Aufgabe soll die Untersuchung der elek- 
trischen Eigenschaften der Metalle und Legierun- 
gen wieder aufgenommen und weitergeführt wer- 
den. — Der Bericht geht näher auf die Vorge- 
schichte der Arbeiten, die dem Laboratorium zur 
Verfügung stehenden Räume, die Konstruktion 
eines elektrischen Ofens für Tiegelschmelzungen 
bei Temperaturen bis über 2000° C. unter Luft- 
leere oder in indifferenten Gasen sowie endlich 
auf das diesem Ofen einzubauende Strahlungspy- 
rometer ein, das in manchen Stücken dem Fery- 
schen Pyrometer ähnlich ist. 
Im Magnetischen Laboratorium wurden 1 Ma- 
enetisierungsapparat nach Köpsel-Kath und 2 In- 
duktionsspulen gepriift, ferner an Materialien 24 
Proben unmagnetisches Material (Nickelstahl), 24 
Proben Stahlgu8, Gußeisen, Magnetstahl, 73 
Proben Dynamoblech. 
Die früher erwähnte neue Methode der Bestim- 
mung von Sättigungswerten magnetischer Mate- 
rialien (Vereinigung von Joch- und Isthmusme- 
thode) ist einerseits auf laufende Prüfungen an- 
gewendet worden; andererseits ist auch die Über- 
tragung der Methode auf die Prüfung von Dyna- 
moblech bis zur Sättigung (erreichbarer Höchst- 
wert der Feldstärke 7000 Gauß) gelungen. Un- 
stimmigkeiten zwischen den Ergebnissen der mit 
verschiedenen Apparaten vorgenommenen Verlust- 
messungen gaben Veranlassung zur genaueren 
Prüfung der Fehlerquellen der zurzeit in Be- 
tracht kommenden wattmetrischen Meßmethode. 
Hiernach ist für die Genauigkeit der absoluten 
Messung von Normalproben eine Verfeinerung er- 
wünscht. 
Es wurde ein einfaches Verfahren gefunden, 
nach dem es gelingt, sich von der Hysterese 
unabhängig zu machen. Dies Verfahren be- 
steht darin, daß bei jeder Feldstärke durch einen 
übergelagerten Entmagnetisierungsprozeß (Wech- 
selfeld von hinreichender, stetig bis zu Null ab- 
nehmender Höhe) eine so gleichmäßige Vertei- 
lung der Magnetisierungsrichtungen im Innern 
des Materials erreicht wird, als das wirkende sta- 
tionäre Feld es eben zuläßt. So kann Punkt für 
Punkt der ideale hysteresefreie Zustand erreicht 
werden. Die Intensitäten im auf- und absteigen- 
den Ast werden die gleichen und die Hysteresis- 
schleife fällt fort. — Zunächst sind für eine grö- 
ßere Zahl von Materialien solche ideale Magneti- 
sierungskurven aufgenommen worden. 
Auf Veranlassung des Reichs-Marine-Amts 
wurde eine Untersuchung über die absolute 
Scheel: Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1914. [ 
Die Natur 
wissenschaften 
Größe des bei manchen sogenannten unmagne- 
tischen Nickelstahllegierungen nach der Bearbei- 
tung im Schmiedefeuer auftretenden remanenten — 
Magnetismus und dessen wahrscheinliche Entste- — 
hungsursachen mit dem Ergebnis durchgeführt, — 
daß die beobachtete Erscheinung zu ernsthaften I 
Befürchtungen betr. Kompaßstörungen auf 
Kriegsschiffen kaum Veranlassung geben dürfte. — 
Die Ermittelung der Abhängigkeit der Magne- ~ 
tisierbarkeit von Eisen-Mangan-Legierungen von — 
der thermischen Behandlung, namentlich dem Ab- — 
schrecken bei verschieden hohen Temperaturen, 
hat außergewöhnlich umfangreiche Versuche er- 
fordert, aber auch zu recht interessanten Ergeb- 
nissen geführt, über die später im Zusammenhang — 
berichtet werden soll. — Eine Untersuchung der — 
magnetischen Eigenschaften reinsten Eisens in 
Abhängigkeit von der Art der Abkühlung aus 
hohen Temperaturen ist fast abgeschlossen und 
dürfte über einige auch technisch wichtige Er- 
scheinungen Aufschluß geben. 
Abteilung IE 
Unterabteilung III a. 
Die Versuche zur Eichung von Platin-Wider- 
standsthermometern in tiefer Temperatur sind 
durch Vergleichung mit Heliumthermometern 
fortgesetzt worden. Für die beiden der Beobach- 
tung zugänglichen Intervalle 80 bis 62,5 und 20,3 
bis 16,4 ° abs. ließ sich für ein Platinthermometer | 
. Er R le ts - 
das Widerstandsverhältnis R = en als Funktion 
0 
der absoluten Temperatur T durch die empi- — 
rische Formel A 
log (R—0,0038) =—1,71496 +0,76176 log T— a 
mit einer Genauigkeit von etwa + 0,02 ° darstel- 
len. Für andere Platindrahte aus der gleichen 
Schmelze gelten Gleichungen mit nahezu den- 
selben Konstanten. Das Widerstandsverhältnis BR’ 
steht dann mit R in der Beziehung 
R’—R—a(R—1) +b (kR—1)2 
wo a und b Konstante bedeuten, die sich durch ~ 
Vergleichung der Thermometer bei den normalen 
Siedetemperaturen von flüssiger Luft bzw. flüssi- 
gem Sauerstoff und -fliissigem Wasserstoff er- — 
mitteln lassen. — Für Platinsorten verschiedener — 
Herkunft wird die Beziehung in tieferen Tempe- — 
raturen unsicher. ‘ 
Die normale Siedetemperatur des Wasserstoffs — 
wurde nach der dynamischen Methode bestimmt, — 
indem ein Heliumthermometer direkt in die sie- — 
dende Flüssigkeit eingetaucht wurde. Es ergab — 
sich t = — 252,79; °, bzw. unter Berücksichtigung 
der nach der Methode von D. Berthelot berech- 
neten Korrektion in der thermodynamischen Skale 
t = — 252,79°°. 
In dem Bericht sind die in den letzten Jahren 
ausgeführten Vergleichungen zwischen Wasser- 
stoff-; Helium-, Stickstoff- und Argonthermo- 
metern konstanten Volumens tabellarisch zusam- 

