


u 
ie 
Heft 43. | 
22. 10. 1915 
mengestellt. Es wird aus den Zahlen gefolgert, 
daß in dem Beobachtungsintervall von — 252,8 ° 
bis + 445 ° die Berthelotsche Zustandsgleichung!) 
die Abweichungen der verschiedenen Gasthermo- 
meter voneinander nicht mit geniigender Genauig- 
keit darstellt. 
Vergleichende Messungen an Platinwider- 
standsthermometern in Leiden und Teddington er- 
gaben befriedigende Resultate. 
Die spezifische Wärme cy des Argons wurde 
nach der früher eingehend beschriebenen Me- 
thode bei Atmosphärendruck 
bei 20° zu 0,1263 _gKals 
g . Grad 
„— 180° ,, 0,1317 4 
bestimmt. Für 20° ergibt sich hieraus unter Be- 
nutzung der Berthelotschen Zustandsgleichung 
das Verhältnis der spezifischen Wärmen im ide- 
alen Gaszustand k = 1,651. Die Abweichung dieses 
Wertes von dem für einatomige Gase von der kine- 
tischen Gastheorie geforderten (1,667) liegt in 
demselben Sinne, wie früher bei Helium beob- 
achtet wurde. 
Zur Ermittelung der Zustandsgleichung wur- 
den für reines Helium die p v-Werte für die Tem- 
peraturen 0°, 50° und 100° bei den Drucken 19 
und 38 m Quecksilber bestimmt. Die Isothermen 
verlaufen innerhalb dieser Grenzen genau gerad- 
linig und zeigen von ähnlichen Messungen Kamer- 
lingh Onnes’ Abweichungen bis zu 0,1%. — Diese 
Messungen sowie die Versuche zur Bestimmung 
der mittleren spezifischen Wärme der Luft bis 
300 at zwischen 20 und 100° mußten wegen Ein- 
berufung der Beamten zum Heeresdienst zu- 
nächst abgebrochen werden. 
Die Untersuchung über die Aneroide ist vor- 
läufig abgeschlossen. Bei den in der Reichsanstalt 
nach dem neuen Konstruktionsprinzip hergestell- 
ten Instrumenten beläuft sich die maximale Diffe- 
renz in den Angaben bei fallendem und bei stei- 
gendem Druck zwischen 760 und 400 mm auf 
2 mm. 
Unterabteilung III b. 
Die Prüfungen erstreckten sich auf 8375 Aus- 
dehnungsthermometer der verschiedensten Art, 
492 elektrische und optische Thermometer, 151 
Druekmeßinstrumente, 458 Apparate zur Unter- 
suchung von Erdölen, endlich 48 Prüfungen ver- 
schiedener Art (Legierungsringe für Dampfkessel- 
- Sicherheitsapparate, Thermographen, Barographen, 
Hyrometer, Kalorimeter, Kohlenproben usw.). 
Im Intervall 0 bis 100° wurde eine Reihe von 
Quecksilberthermometern unter sich und mit 
drei Platin-Widerstandsthermometern verglichen. 
Unter den Quecksilberthermometern repräsen- 
tieren zwei, welche im Bureau international unter- 
sucht und bei 20° und 40° mit den dortigen Nor- 
malen direkt verglichen sind, die internationale 
1) Vgl. D. Berthelot, Zeitschr. f. Elektrochem. 1904, 
S 621: Trav. et Mém. du Bureau intern. des Poids et 
Mes. 13, 1903. 
Nw. 1915. 
Scheel: Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1914. 547 
Wasserstoffskale, zwei Einschlußthermometer aus 
161 die Skale des Prüfungslaboratoriums der 
Reichsanstalt, endlich gehört je ein Stabthermo- 
meter aus Jenaer Glas 16! und 591 zu den In- 
strumenten, mit denen i. J. 1897 in der Reichs- 
anstalt, Abt. I, für diese Glassorten die Reduk- 
tionen auf das Gasthermometer abgeleitet worden 
sind (Skale der Abt. I). Die gefundenen Resul- 
tate sind im Bericht tabellarisch dargestellt; die 
Werte stimmen für die Quecksilberthermometer 
innerhalb der Fehlergrenzen von etwa 0,005 ° voll- 
ständig überein, so daß auch die drei Skalen prak- 
tisch nicht voneinander abweichen. 
Die Vergleichungen von fundamental bestimm- 
baren, ganz oder nahezu luftfreien Quecksilber- 
thermometern aus Jenaer Glas 16H und 59 IH 
zwischen 100 und 300° mit Platinwiderstandsther- 
mometern sind jetzt auch rechnerisch zum Ab- 
schluß gebracht. Die Resultate sind im Bericht 
mitgeteilt. 
Im Laufe des Jahres 1914 wurden in der 
Großh. Sächs. Prüfungsanstalt in Ilmenau 183 523 
ärztliche und 2465 andere, in der Herz. Sächsi- 
schen Prüfungsstelle in Gehlberg 60 763 ärztliche 
Thermometer geprüft. 
Untersuchungen an Thermoelementen aus un- 
edlen Metallen ergaben, daß Elemente aus Kon- 
stantan-Eisen und Konstantan-Stahl ein Verweilen 
in einer Temperatur von 800° noch während 250 
bis 300 Stunden ertrugen. Dasselbe gilt auch von 
Elementen aus Nickel gegen 35 proz. Nickelstahl, 
während solche aus Nickel gegen 66 proz. Nickel- 
stahl sich selbst bis 1000 ° hinauf bewährt haben. 
Elemente aus Nickel-Kohlerohr ertrugen sogar 
durchschnittlich eine etwa 275-stündige Erhitzung 
auf etwa 1200 °, ohne daß die Änderungen der 
Thermokraft mehr als 10° betrugen. — Elemente 
aus Nickel gegen Nickelchrom (10 % Chrom) zeig- 
ten bei längerem Verweilen bei 1000 ® Änderungen 
bis zu 10°. Hiernach scheint also Niekelchrom 
für thermoelektrische Zwecke bis 1000 ® brauchbar 
zu sein. 
Die Bestimmung des 
von drei Metallen in Stabform erfolgte in der 
Weise, daß beim Erhitzen eines Stabendes das 
Temperaturgefälle im stationären Zustande mit 
Hilfe von drei in gleichem Abstande angebrachten 
Thermoelementen ermittelt wurde. Das Ergebnis 
ist insofern von allgemeinem Interesse, als sich 
herausstellte, daß eine Handels-Kupfersorte nur 
etwa ein Drittel des Leitvermögens von reinem 
Kupfer hatte. Nach Angabe des Einsenders ent- 
hielt das Material etwa 1 % Arsen. Eine derartig 
starke Einwirkung einer geringen Menge Arsens 
ist bereits früher beobachtet worden. 
Chemisches Laboratorium. 
Die Haupttätigkeit des Chemischen Laborato- 
riums bezog sich auf die Reindarstellung der 
Metalle. Das Ziel der schon mehrere Jahre hin- 
durch fortgesetzten Versuche geht dahin, einer- 
seits die einzelnen Metalle im Zustande möglich- 
ster Reinheit der wissenschaftlichen Forschung zu- 
Wärmeleitvermögens 
88 
