
Heft N 
24. 12. 1918 
und Wasser dienen, äußerlich nicht getrocknet 
werden. Man wägt sie vielmehr mit einer Was- 
 serhaut, weil Pregl gefunden hat, daß nur diese 
sich gut reproduzieren läßt. Es sei noch hervor- 
gehoben, daß die Brauchbarkeit und Genauigkeit 
der Preglschen Methoden durch eine sehr große 
Zahl von Bestimmungen erwiesen ist, und daß 
sie schon in vielen Instituten angewandt werden. 
3. Auch die Wage von Bertram D. Steele und 
Kerr Grant*®) besitzt einen auf einer Schneide 
spielenden Balken; seine Empfindlichkeit wird 
vor allem durch sein außerordentlich geringes Ge- 
wieht zustande gebracht. Er wird aus geschmol- 
zenem Bergkristall verfertigt, für dessen Wahl 
eine Reihe von Gründen maßgebend waren, z. B: 
die Unangreifbarkeit durch chemische Agen- 
tien, das geringe Okklusionsvermogen gegenüber 
‘Emich: Über Mikrowagen und ihre Anwendung in der chemischen Analyse. 
695 
aufnimmt. Durch Veränderung des Luftdruckes 
im Gehäuse, d. h. des Auftriebs der Quarzkugel, 
kann das Gleichgewicht hergestellt werden. Die 
Wagen haben keinen Zeiger, die Ablesung erfolgt 
unter Vermittlung eines Hohlspiegels, der am 
Balken angeschmolzen ist. Sie können, nebenbei 
bemerkt, nicht im Handel bezogen werden; Ram- 
say, in dessen Laboratorium die Wagen konstru- 
iert wurden, empfiehlt, sie selbst zu verfertigen, 
denn nur auf diese Weise lerne man ihre Eigen- 
tümlichkeiten genau kennen. 
4. Kürzlich hat sich F. W. Aston?®) die Er- 
fahrungen von Steele und Grant zunutze gemacht, 
um ein winzig kleines Dasymeter zu konstruieren, 
das Gasdichtebestimmungen mit einem Aufwand 
von 0,45 em? Gas (auf Normaldruck bezogen) in 
sehr kurzer Zeit mit einer Genauigkeit von 






2 z 
de! “Sf A 
rf 
SÄTSSSSSSSIIIIT 



Fig. 1. Kuhlmannwage. Tb: 
Gasen, die grobe Zugfestigkeit und die Elastizi- 
tätsverhältnisse, der kleine thermische Ausdeh- 
nungskoeffizient, die große Homogenität und nicht 
zuletzt die Möglichkeit, das Material in der Knall- 
gasflamme leicht bearbeiten (z. B. auch verflüch- 
tigen) zu können. Steele und Grant haben zwei 
Typen von Wagen verfertigt: Typ A zum Messen 
kleiner Gewichtsänderungen, z. B. an radioaktiven 
Stoffen, Typ B zur Bestimmung des absoluten 
Gewichts von Massen bis zu etwa 0,1 g. Die Emp- 
findlichkeiten betragen bzw. 2*10-* y und 
ery 
Die nachstehende Fig. 2 gibt eine beiläufige 
Vorstellung von der Einrichtung der Wagen. Der 
| _ Balken A besitzt links ein Gegengewicht, rechts 
| hängt die hohle Quarzkugel «, deren Inhalt, eine 
, genau bekannte Luftmenge (z. B. 0,008 cem?), ge- 
 wissermaßen als Gewichtseinheit dient. Darunter 
befindet sich das Schälchen ß, welches die Last 
Fig. 2. 
0,1 % auszuführen erlaubt. Die Empfindlichkeit 
des auf einer Schneide spielenden Quarzbalkens 
beträgt normal 0,04 y, sie kann aber auf 0,004 y 
gebracht werden. Die Ablesung geschieht an einem 
Zeiger, der vor einer Skala spielt und mittels 
eines Mikroskops betrachtet. wird. 
5. Zu den Hebelwagen gehört endlich noch 
die Nernstsche Mikrowage. Den Anlaß zu ihrer 
Konstruktion boten Gasdichtebestimmungen, die 
nach dem Viktor Meyerschen Luftverdrängungs- 
verfahren mittels einer kleinen Iridiumbirne aus- 
geführt wurden?), 5), die Nernst in einem elek- 
trischen Kurzschluß- (Iridium-) Ofen auf 2000 0C 
erhitzte. Die Nernstwage hat nach und nach ver- 
schiedene Abänderungen erfahren, und wir müssen 
uns darauf beschränken, nur ein und das andere 
Modell zu beschreiben. Beispielsweise ist in mei- 
nem Institut eines gebräuchlich, an dessen Kon- 
struktion namentlich Dr. Donau beteiligt er- 
Mikrowage von Steele u. Grant. 1: 4. 
