696 
scheint’), 23). In der Fig. 3 bedeutet AB einen 
leichten Glasbalken, der mittels Schellack oder 
Selen an dem Quarzfaden Q aufgekittet wird. 
Die Wage erinnert damit an eine schon im Jahre 
1895 von Angstrém gebaute Mikrowage?). Der 
Zeiger Z spielt vor einer Glasskala, die Ablesung 
wird durch ein kleines Fernrohr oder besser durch 
ein Mikroskop vermittelt, das nach der Objekt- 
seite hin telezentrisch gemacht ist). Zur Auf- 
nahme der Substanz dient ein kleines Platin- 
schälchen S mit angeschweißtem Bügel; dieser 
wird an einem Haken aufgehängt, dessen Ende im 
Punkte B mittels eines sehr dünnen Quarzfadens 
am Balken angekittet ist. Das Schälchen S führt 
man mittels eines langstieligen Metallöffels durch 
die Öffnung T ein, die während der Wägung mit- 
tels des Schiebers V verschlossen ist. Das Ge- 
wicht eines Objekts wird in der Regel aus dem 
Ausschlag des Zeigers entnommen; da aber Aus- 
schlag und Übergewicht nur in einem Teil der 













































Die Natur- 
Emich: Über Mikrowagen und ihre Anwendung in der chemischen Analyse. ee 
einem Modell bis auf 0,1 y gebracht werden, bei 
einem etwas einfacher gebauten begnügte man sich 
mit dem Betrage von 0,3 y. Das betreffende In- 
strument ist nebenstehend in Fig. 4 abgebildet. 
— Zahlreiche mit den Wagen ausgeführte „Rück- 
standsbestimmungen“ beweisen die Brauchbarkeit 
von Apparat und Methode. Der Materialverbrauch 
bewegt sich hierbei zwischen 0,3 und 0,03 mg, 
d. h. man kann z. B. auch mit Mengen arbeiten, 
die die gewöhnliche Analysenwage nicht mehr 
anzeigt. 
7. Ein Modell von einer noch größeren Emp- 
findlichkeit beschrieb #. H. Riesenfeld in einer 
Abhandlung®?), die annähernd gleichzeitig mit der 
Beschreibung der letzterwähnten Wagen erschie- 
nen ist. Er stellt sein Instrument in einem sehr 
gleichmäßig temperierten (Keller-) Raum auf, 
benutzt Spiegelablesung mit Fernrohr und Skala 
und hängt die Last an einem neuartigen Gehänge, 
der „Torsionsschneide“, auf. 


‘ 
Fig. 5. Abgeänderte Nernstwage. 1:6. 
Skala proportional sind, muß die Wage vor dem 
Gebrauch geeicht werdent). 
Es hat sich herausgestellt, daß man mit diesem 
Modell eine Empfindlichkeit von 2—3 y erreichen 
kann; bei größerer Empfindlichkeit stören die 
Schwankungen der Nullage, die vor allem durch 
Luftströmungen im Gehäuse hervorgerufen wer- 
den. Diese Tatsache führte zur Konstruktion 
eines anderen Typs, der im folgenden Absatz be- 
schrieben wird. 
6. Mit Rücksicht auf die Erfahrungen von 
Steele und Grant wurde das relativ große Glas- 
gehäuse durch ein kleines Metallgehäuse ersetzt®®). 
Der Balken ist ein leichtes, gerades, annähernd 
horizontales Quarzglasstiibchen, dessen linker Arm 
als Zeiger dient. Durch Einführung einiger wei- 
terer Verfeinerungen, wie gravierte (nicht geätzte) 
Skala und Okularschraubenmikrometer beim Ab- 
lesemikroskop, konnte die Empfindlichkeit bei 
*) Bezugsquelle für die gewöhnliche Nernstwage: 
Spindler & Hoyer, Göttingen. 

Fig. 4 Hochempfindliche Nernstwage. 
ken an dem einen Ende gabelförmig geteilt und ~ 
zwischen die beiden Zinken der Gabel ein Quarz- 
faden gespannt. Auf diesem Faden hängt ein 
weiterer Quarzfaden, der erst die Last trägt. Nun 
gelingt es, die Wägungen bis auf 0,03 y auszu- 
führen, und damit ist vorderhand die größte Emp- 
findlichkeit bei einer Wage erreicht, die zu Ge- 
wichtsbestimmungen dient (die höhere Empfind- 
lichkeit des Typs A der Wage von Steele und 
Grant kommt nicht in Betracht, da dieses Instru: 
ment wesentlich nur zur Feststellung von Ge: 
wichtsänderungen verwendet wird)!). 
B. Federwagen. 7 
8. Die älteste Federwage, welche zur Bestim- 
mung sehr kleiner Massen benutzt wurde, ist die 
Glasfadenwage von Enrico Salvioni®). Die bei- 
') Unter den Mikrowagen, welche in der Literatur 
unter ähnlichem Namen aufgeführt werden, wäre noch 
die „mikrochemische hydrostatische Wage“ von P. D. 
C. Kley zu erwähnen, die wir aber übergehen, da ihre 
Empfindlichkeit nur 3 mg beträgt. Vergl. Behrens; 
Mikrochem.: Analyse, ‘IIT. “Aufl. 8.262.4.. fabaitod 
Dabei wird der Bal- 

