
By Hoeft.6. ]: 
6.2 1914 
_ StromstoBes und der Zeitangabe des Signals läßt 
_ sich nur dann vermeiden und der Uhrstand ge- 
nau genug festlegen, wenn in dem Diagramm 
einerseits Anfang und Ende jedes funkentelegra- 
phischen Zeichens äußerst genau abzulesen ist 
und andrerseits die Dauer des Kontrollstromes nur 
einen geringen Bruchteil der Zeitdauer des kür- 
zesten Signalzeichens (Punktes) beträgt. Aus 
diesem Grunde dürfte sich bei Benutzung eines 
aperiodischen Spiegelgalvanometers oder Dreh- 
spulengalvanometers zur Registrierung kein sehr 
hoher Grad von Genauigkeit erzielen lassen ; der 
bewegliche Stromträger des Spiegelgalvanometers 
besitzt eben verhältnismäßig hohe Trägheit und 
hohe magnetische Dämpfung. Auch beim Dreh- 
schleifengalvanometer (Oszillographen) besitzt 
die Drehschleife erhebliche Trägheit: Aperiodizi- 
tät wird durch Erhöhung der Reibungsdämpfung, 
z. B. Öldämpfung, erreicht, was dieselben Er- 
scheinungen wie beim Drehspulengalvanometer 
zur Folge hat. 
Wirklich brauchbare Ergebnisse und hohe 
Genauigkeit hat Dr. Erich F. Huth (Berlin) 
bei Benutzung eines aperiodischen Saiten- 







A. = 

Fig. 1. Eichkurven. 
A. Saitengalvanometer 
B. Oszillograph. 
Aus Fig. 1 er- 
den in 
sichtlichen Hichungskurven eines Saitengalvano- 
meters (A) und eines Drehschleifengalvanometers 
(B) ersieht man, daß bei spezifisch gleicher Reak- 
galvanometers erzielt. 
tionsgeschwindigkeit 
das Drehschleifengalvanometer oszillatorisch in 
die stationäre Lage übergeht. Die von Huth be- 
_ nutzte Versuchsanordnung zur Selbstaufzeich- 
nung des Zeitsignals (aperiodisches Saitengal- 
vanometer mit photographischer Registrierung) 
ist in Fig. 2 dargestellt. In dieser Versuchsanord- 
nung ist 
(Parallelität des Anstieges _ 
der Kurven) das Saitengalvanometer aperiodisch, 
Thurn: Selbstaufzeichnung des Zeitsignals. 133 
ein Empfangsapparat, 
2 ein Saitengalvanometer, 
ein Apparat zur photographischen Regi- 
strierung der Ausschläge des Saitengal- 
vanometers und 
4 ein Sekundenpendel. 
Fig. 3 gibt schematisch die Schaltung: 
—_ 
oo 

Big: 93: 
Die eintreffenden Zeichen veranlassen den Aus- 
schlag des Fadens 5 des Saitengalvanometers; die 

Größe des Ausschlages wird durch Regulierung 
der Kopplung im Empfangsapparat eingestellt. 
In der Zuleitung des Fadens liegt die Primär- 
spule eines Eisentransformators 6 von besonderer 
Wicklung und Konstruktion, während die Sekun- 
därspule über ein Element 7 und einen Regulier- 
widerstand 8 von dem Pendel 9 bzw. einem gegen- 
überliegenden Kontakt 10, über den das Pendel 
in seiner tiefsten Lage hinwegstreicht, einge- 
schlossen ist. Jedesmal beim Darüberhinweg- 
streichen wird der Stromkreis des Elementes ein- 
mal geschlossen und geöffnet, und so durch den 
Faden des Saitengalvanometers durch die Über- 
