134 Thurn: Selbstaufzeichnung des Zeitsignals. Br: 
tragung des Transformators ein Stromstoß, beim kann. Er besteht aus einem Rahmen, zwischen 
Schließen in der einen, beim Öffnen in der andern 
tichtung, gesandt. Die Saite macht also in jeder 
Sekunde einen doppelten Ausschlag nach oben und 
unten, der sich dem durch den Detektorempfangs- 
strom hervorgebrachten Ausschlag überlagert, und 
eine genaue Zeitkontrolle gestattet. Es kommt 
also die Aufnahme der Fig. 4 zustande. 
Das Saitengalvanometer ist, um es leicht 
transportfähig zu machen, so gebaut, daß es relativ 
wenig Eisen und dabei eine möglichst hohe Emp- 

findlichkeit besitzt. Dies gelang dadurch, daß 
Ausschlag 
1 | 
Nullinie | | 
| | 
| | | 
1Sek = 1Sek 
Ausschlag des 
Sekundenpendels 
Fig. 4. 
nach einem Vorschlage von Prof. F. F. Martens 
in Berlin das Magnetfeld des Galvanometers ring- 
förmig ausgebildet wurde. Die Polschuhe, zwischen 
welchen sich die Saite befindet, sind auf einem 
Durchmesser dieses Ringes angeordnet. Infolge- 
dessen befindet sich die Saite im Schwerpunkt 
des Instrumentes und es ergibt sich der Vorteil, 
daß das Galvanometer, dessen Gewicht nur 28 kg 
beträgt, viel weniger gegen Bodenerschütterungen 
empfindlich ist als alle anderen Instrumente von 
gleichen Prinzipien. Man kann daher das Instru- 
ment ohne irgendwelche besonderen Vorsichts- 
maßregeln, um die immer auftretenden Erschütte- 

Fie. 5. 
rungen des Bodens abzuschwächen, auf jeden be- 
liebigen Tisch stellen und so ohne weiteres be- 
nutzen. Fig. 5 zeigt das Magnetsystem des Gal- 
vanometers ohne Feldspulen. 
Die Feldspulen sind unterteilt und auf einem 
mit Rippen versehenen Spulenkörper aus Metall 
gewickelt. Infolgedessen sind die Spulen gut ge- 
kühlt und man kann, ohne daß eine lästige Er- 
wärmung eintritt, mit höheren Stromstärken ar- 
beiten, wie mit den gewöhnlichen, aus einer Wicke- 
lung bestehenden Spulen. Fig. 6 zeigt das Gal- 
vanometer. 
Der Saitenhalter ist so klein und so stabil, daß 
man ihn bequem in der Tasche bei sich tragen 
dem die 100 mm lange Saite gespannt ist. Fig. ? 
zeigt den Einsatz. Am Kopfe des Rahmens be- 
findet sich eine Schraube, welche zur Regulierung 

Fig.-6. 
é 
der Fadenspannung dient, um das Instrument 
jedesmal auf die gewollte Empfindlichkeit zu 
eichen. Anschläge verhindern, daß der Faden zu 
stark gespannt bzw. zu stark entspannt werden 

Pig. % Fig. 8. 
kann. Die Saite ist, wenn sich der Einsatz außer- 
halb des Instruments befindet, durch eine Hülse 
(siehe Fig. 8) geschützt, welche auf den Einsatz 
aufgeschoben ist. 

offenen Seite 
ihrer 
Schienen wird sie samt 
in seitlich an den Polschuhen be- 
findlichen Nuten eingeschoben, welche in Fig. 9 
zu sehen sind. Beim Einschieben des Einsatzes 
Die Hülse besitzt an 
Schienen. Mit diesen 
dem Einsatz 
