a 
en 2 

Pe, ee 


Heft 6. 
6. 2. 1914 | 
fassen zwei oben und unten am Einsatz vorhan- 
dene Haken in Osen von Messingstiicken ein, 
welche oberhalb und unterhalb der Polschuhe an- 
gebracht sind. Diese Messingstiicke laufen auf 
Schraubenspindeln, welche gemeinsam durch einen 
Knopf in Umdrehungen versetzt werden können. 
Dreht man daher an diesem Knopf, so wird der 
Saitenträger allmählich aus seiner Schutzhülle 
zwischen die Polschuhe geschoben, bis er im Ge- 
sichtsfelde des Beobachtungsmikroskops erscheint. 
Fig. 6 zeigt das Galvanometer mit dem Einsatz in 
dieser Stellung. 
Diese Methode, die Saite einzuführen, hat, ab- 
gesehen von ihrer Einfachheit und Sicherheit, den 
Vorteil, daß der Faden außerhalb des Galvano- 
meters in einem allseitig geschlossenen Einsatz 
untergebracht und so allen Fährlichkeiten ent- 
zogen ist, im Galvanometer aber frei zwischen den 
«) 
vs 
) 
Detekiorl 
vitenne 
Kopplix ig \ x 
kurze 
Wellen 
Polschuhen, abgeschlossen von der Außenluft, 
schwingt, aber dennoch in keinem Moment des 
Einschiebens ‚„offen“ zutage liegt und dabei 
etwaigen Schädlichkeiten ausgesetzt ist. In- 
folgedessen ergeben sich folgende Vorteile: 
Erstens kann, trotzdem der Faden sich in einem 
Einsatz befindet, jede beliebige Optik zur Ver- 
wendung kommen. Bei den bisher bekannt gewor- 
denen geschlossenen Einsätzen kann man zur 
Beobachtung nur solche Objektive verwenden, 
welche einen freien Objektabstand von 5 mm be- 
sitzen. 
Zweitens ist die Arbeit des Fadeneinziehens 
wesentlich erleichtert. Bei den offenen Einsätzen 
ist nieht nur das Einziehen der Fäden außerhalb 
des Galvanometers eine heikle Arbeit, sondern 
auch das Einführen der Saite zwischen die Pol- 
schuhe nur mit äußerster Vorsicht möglich. 
Hierzu kommt die notwendige „Zentrierung des 
Fadens“, die bisher nur durch vier an zwei Kreuz- 
tischen angebrachte Schrauben möglich war. Diese 
Thurn: Selbstaufzeichnung des Zeitsignals. 
A GRD 

135 
fallt lier vollkommen fort, da sie bereits in der 
Fabrik auf das sorgfaltigste ausgeführt ist. 
Drittens ist der Faden während seiner Be- 
nutzung absolut gegen Staub und Luftzug ge- 
schützt; der erstere stört das Arbeiten und der 
zweite zerstört mit der Zeit jeden Faden. Das 
Einziehen, das sonst eine Stunde Zeit beansprucht, 
dauert kaum eine Minute. 
All diese Verbesserungen haben das Intrument 
außerordentlich empfindlich gemacht. Man er- 
reicht bereits mit einem Platinfaden von 90 mm 
Länge und 6000 Ohm Widerstand eine Empfind- 
lichkeit von 2-10-11 Amp. für 0,1 mm Aus- 
schlag bei einer 500fachen Vergrößerung. Da- 
bei beträgt die Dauer des Ausschlages 0,2 Sekun- 
den. Nach den Angaben Einthovens wird die 
gleiche Empfindlichkeit bei seinem Instrument 
bei 660facher Vergrößerung mit einem 140 mm 
04 
4 @) 
4G 
Detektorll 
908 
Telefon 
= ee 
Telefon 
0) 
Erde 
=~. 
‚Abstimmung 
lande 
N} 
langen Quarzfaden von 10000 Ohm Widerstand 
und bei soleher Entspannung erreicht, daß der 
Ausschlag 1,5 Sekunden dauert. 
Der bei der Anordnung benutzte Empfänger 
— Fig. 10 zeigt seine Deckplatte — ermöglicht es, 
für wissenschaftliche Zwecke schnell Änderungen 
an ihm vorzunehmen. 
Der normale Wellenbereich des Empfängers 
erstreckt sich mit einer Antenne von etwa 500 cm 
Kapazität und 200 m Eigenwelle von ungefähr 
250 m bis 2500 m. Mit größerer Antenne wächst 
der Bereich, mit kleinerer fällt er. Der gesamte 
Empfangsbereich wird nur durch besonders ge- 
wickelte Variometer in Verbindung mit festen 
Zusatzspulen bewirkt. Die kleinsten Wellenlän- 
gen werden durch einen festen Verkürzungskon- 
densator hergestellt. 
Die Kopplung des aperiodischen Detektor- 
kreises mit dem Antennenkreis erfolgt magnetisch 
(induktiv); sie ist von einem Kopplungsgrad von 
0 % bis etwa 75 % kontinuierlich veränderlich. 
