136 
Es ist daher möglich, mit dem Empfänger durch 
die Verwendung der losen Kopplung in Verbin- 
dung mit den besonders dämpfungsfrei gewickel- 
ten Luftleiterselbstinduktionen Wellenlängen, die 
um 5 % voneinander abweichen, bequem getrennt 
aufzunehmen. 
Antenne und Erde werden an die mit Antenne 
und Erde bezeichneten Klemmen angeschlossen. 
Durch Drehen des mit „Abstimmung“ bezeich- 
neten Knopfes über der Skala von Null Grad bis 
180.Grad wird das Variometer betätigt, dessen 
Selbstinduktion sich in Verbindung mit dem Schal- 
ter „lange, kurze Wellen“ im Verhältnis 1 : 30 
ändern läßt. Die Abstimmung des Luftleiters er- 
felgt durch Einfügung des Stöpsels in die 
Buchsenpaare G, I—V in Verbindung mit dem 
Variometer. Steckt der Stöpsel in den Buchsen 
G, I, II, so muß der Kippschalter nach rechts 
auf lange Wellen, steckt er in III, IV, V, nach 
Thurn: Selbstaufzeichnung des Zeitsignals. | 
Die Natur 
wissenschaften — 
Lost man die Metallbrücken bei a und b, so ist 
der aperiodische Kreis unterbrochen. Die rechten 
beiden Schrauben sind mit der Spule des aperio- 
dischen Kreises verbunden, die durch Drehen des 
mit Kopplung bezeichneten Knopfes bewegt wird. 
Man ist so in der Lage, statt des Detektoren- 
empfanges für genaue Messungen, Bolometer, 
Thermoelemente oder Duddellsche Heizdrahtinstru- 
mente zu benutzen und ihre Kopplung mit dem 
Luftleiter beliebig zu variieren. 
Schließt man den Deckel des Kastens, so wird 
die Antenne durch die Kontakte k automatisch 
an Erde gelegt, der Empfangsapparat und die De- 
tektoren sind also gegen Luftentladungen ge- 
sichert. 
In den der ,,Antenne’ (Heft 2, 1913) ent- 
nommenen Fig. 11 und 12 sind Teile der 
mit der beschriebenen Versuchsanordnung aufge- 
nommenen Diagramme eines Norddeicher und Pa- 

Norddeicher Zeitsignal. 
Abb. 
links auf kurze Wellen geschaltet werden. — Die 
Klemmen C ermöglichen nach Einfügung des 
Stöpsels in die Buchsen V den Anschluß eines 
Drehkondensators. Durch ihn kann die An- 
tennenwelle beliebig weiter verkürzt werden, falls 
z. B. infolge zu großer Antenne die kleinen 
Wellenlängen nicht einstellbar sind. 
Durch Drehung des mit „Kopplung“ bezeich- 
neten Knopfes erfolet die Kopplungsänderung des 
aperiodischen Kreises mit dem Luftleiter. 
Steht der Zeiger auf Null, so ist der Kopp- 
lungsgrad 0 %; bei 90 Grad rechts oder links 
ist die festeste Kopplung vorhanden. 
Zwei Detektoren sind teilweise einschaltbar, 
so daß man nach Belieben mit verschiedenen De- 
tektoren arbeiten kann. 
Mit 2 Telephonen kann bei Hörempfang 
gleichzeitig empfangen werden. Die mit J be- 
zeichneten Klemmen liegen parallel zu den Tele- 
phonen und dienen zum Anschluß von Meßinstru- 
menten, Lichtschreibern oder regulierbaren Wi- 
derständen bei Parallelohmmessungen. 
A 
Zeitmarke des Sekundenpendels. 
ul 
riser Zeitsignals wiedergegeben. Infolge der 
großen Empfindlichkeit des Saitengalvanometers 
kann man bei der Aufnahme äußerst lose Kopp- 
lung zwischen Antennenspule und Detektor- 
kreis wählen. Bei der Aufnahme der Norddeicher 
Signale z. B. standen Primär- und Sekundärspule 
der Kopplungsvorrichtung mit ihren Achsen in 
einem Winkel von etwa 88 Grad zueinander; die 
Störungen durch andere Telegramme werden so 
auf ein Geringes reduziert. Die Zeitmarke des 
Sekundenpendels ist fast ein senkrechter Strich, 
der das Diagramm des Zeitsignals von oben nach 
unten durchschneidet. Bei richtigem Amplituden- 
verhältnis ist die Zeitmarke stets deutlich zu er- 
kennen, und an ihrer Regelmäßigkeit von luft- 
elektrischen Einflüssen zu unterscheiden. Am 
oberen Rande der Diagramme sind die Schwin- 
gungen einer Metallzunge aufgenommen, und 
zwar bedeutet der Abstand zweier Zacken 4/19 Se- 
kunde. Bei der praktischen Verwertung dieser 
Methode ist eine Genauigkeit in der Ablesung und 
Uhrkontrolle von 1/199 Sekunde und darüber be- 
