790 
jahre mit einem Gesamtgehalt von 26,3 mg Ra- 
dium-Element. 
Infolge der starken Prüftätigkeit des Radio- 
logischen Laboratoriums konnten die wissenschaft- 
lichen Arbeiten nicht so rasch wie wünschenswert 
gefördert werden. Bei den Versuchen zur genauen 
Bestimmung der Zahl der von einem Gramm Ra- 
dium pro Sekunde emittierten «-Teilchen wurde 
eine neue Zählmethode ausgearbeitet, die sich 
auch zur Zählung von ß-Strahlen als anwendbar 
erwies. Es wurde nämlich beobachtet, daß ein in 
der Nähe einer negativ geladenen Spitze vorbei- 
fliegendes «- oder ß-Teilchen eine Spitzenentla- 
dung in Luft von Atmosphärendruck auszulösen 
vermag. Das Eintreten der Spitzenentladungen 
läßt sich am einfachsten beobachten, wenn man 
die Spitze mit einem Elektrometer von geringer 
Trägheit, z. B. mit einem Lutz-Edelmannschen 
Ein-Faden-Elektrometer verbindet. Das Ein- 
treten jedes einzelnen «- oder ß-Teilchens in den 
die Spitze enthaltenden Ionisierungsraum macht 
sich dann durch eine ruckweise erfolgende Bewe- 
gung des Elektrometerfadens bemerkbar. Die bei 
einer einzelnen Spitzenentladung ausgelöste Elek- 
trizitatsmenge ist sehr beträchtlich, so daß man 
ohne weiteres große Elektrometer-Ausschlage er- 
hält. Die Herstellung und Justierung des Zähl- 
apparates bietet keine experimentellen Schwierig- 
keiten. — Mit Hilfe des Zählapparates sollen nun 
eine Reihe die Natur und die Eigenschaften der 
8-Strahlen betreffender Probleme eingehender 
untersucht werden. 
Wir wenden uns jetzt noch kurz zu der Tätig- 
keit der II. (technischen) Abteilung der Reichs- 
anstalt. Die Prüfungsaufträge haben hier auf 
der ganzen Linie zugenommen; beispielsweise 
stieg die Zahl der untersuchten, nichtärztlichen 
Quecksilberthermometer von rund 5000 im Jahre 
1912 auf rund 6500 i. J. 1913, diejenige der 
Thermoelemente, insonderheit solche aus Platin 
und Platinrhodium, von 1045 auf 1265. Trotz 
dieser starken Beanspruchung hat die Abteilung 
noch Zeit gefunden, sich mit der Lösung und 
Bearbeitung technisch-wissenschaftlicher Fragen 
zu befassen, von denen hier nur einige genannt 
sein mögen. So finden wir unter den Arbeiten 
des Starkstromlaboratoriums die Stichworte: Un- 
tersuchung an Stromwandlern, Anwendung des 
magnetischen Spannungsmessers, zusätzliche 
Kupferverluste, kritische Kupferhöhe einer Nut 
und ° kritisches Widerstandsverhaltnis einer 
Wechselstrommaschine, Messung der Verdrehung 
umlaufender Wellen, Widerstandsmessungen mit 
schnellen Schwingungen, elektrolytische Ventil- 
wirkung und Quecksilbergleichrichter. Wir 
müssen es uns leider aus Raummangel versagen, 
auf die gewonnenen Ergebnisse näher einzu- 
sehen. 
Unter den Arbeiten des Schwachstromlabo- 
ratoriums verdient die absolute Ohmbestimmung 
ganz besonderes Interesse. Die elektrischen 
Messungen sind im Berichtsjahre nahezu abge- 
Scheel: Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1913. 
ei 
Die Natur- — 
wissenschaften 
schlossen; sie betrafen die absoluten, d. h. die 
auf intern. Ohm und Sekunde bezogenen Selbst- 
induktionswerte dreier Ohmspulen und ihrer 
sämtlichen Unterabteilungen. Eine in Aussicht 
genommene Neubestimmung der Spulendurch- 
messer nach einer komparatorischen Methode ist 
durch die in der Werkstatt der Reichsanstalt er- 
folgte Konstruktion eines Komparators vorbe- 
reitet. Bevor die Messungen hiermit abge- 
schlossen sind, kann über die Genauigkeit der 
früheren Ausmessungen nichts ausgesagt wer- 
den. Aus der Kombination der bisherigen 
Dimensionsmessungen mit den absoluten elektri- 
schen Messungen ergibt sich, daß die Länge der 
Quecksilbersäule von 0° und vorgeschriebenem 
Querschnitt, welche ein absolutes Ohm darstellt, 
ziemlich nahe 106,25 cm beträgt. 
Im Magnetischen Laboratorium haben Ver- 
suche, mittels einer Kombination von Joch- und 
Isthmusmethode Sättigungswerte magnetischer 
Materialien auch an den 6 mm dicken Stäben zu 
bestimmen, die sonst zur Aufnahme von 
Hysteresisschleifen dienen, zu einem befriedigen- 
den Ergebnis geführt. Versuche über den 
Einfluß von Erschütterungen auf die magneti- 
schen Eigenschaften von Dynamoblech haben ge- 
zeigt, daß Erschütterungen, wie sie beispielsweise 
auf dem Transport mit der Bahn unvermeidlich 
sind, ganz ähnlich wie andauerndes Erwärmen 
(„Altern“) die magnetischen Eigenschaften von 
Dynamoblech nicht unerheblich verschlechtern, 
nämlich die Permeabilität verringern und den 
Hystereseverlust vergrößern. — Die Bearbeitung 
weiterer Fragen seitens des Laboratoriums: 
Versuche zur Aufnahme von hysteresefreien 
Magnetisierungskurven; Messung von Anfangs- 
permeabilität und Gansscher reversibler Permea- 
bilität mittels des Magnetometers; Einfluß der 
chemischen Zusammensetzung und thermischen 
Behandlung bei Eisenlegierungen; Untersuchung 
von Nickelstahl kann hier nur angedeutet 
werden. 
Im Laboratorium für Wärme und Druck 
wurde die systematische Untersuchung von 
Thermoelementen aus unedlen Metallen in An- 
griff genommen. Bisher wurden untersueht 
Elemente, bestehend aus Konstantan-Eisen, 
Nickel-Nickelstahl (mit verschiedenem Nickel- 
gehalt), Nickel-Nickelehrom und Nickel-Kohle. 
Die Untersuchungen lassen schon jetzt erkennen, 
daß einige dieser Elemente sich bis zu Tempera- 
turen von 1000 ° und darüber verwenden lassen, 
wenn man an die Genauigkeit der Messungen 
geringere, aber für die meisten technischen 
Zwecke ausreichende Anforderungen stellt und 
mit einer kürzeren Lebensdauer der Thermoele- 
mente rechnet. Wesentlich vervollkommnet 
wurden die Einrichtungen zur Messung der 
Homogenität von Thermoelementdrähten. Es 
wurde ein elektrisch heizbarer Ofen konstruiert, 
der es bei Platin- und Platinrhodiumdrähten 
nicht nur gestattete, kürzere Stücke des Drahtes 

