
Heft aa 
22. 5. 1914 
der eingeschlossenen Luft nach außen möglich ist. 
Eine Natriumtrocknung T sorgt für gute Iso- 
lation der Bernsteinstopfen B. Zu erwähnen ist 
noch, daß der eigentliche Meßraum (2—3 Liter) 
von den Fäden durch ein enges Metallrohr, das 
für gewöhnlich in einen Hals H des Gefäßes hoch- 
gezogen ist, getrennt werden kann. Dann ist na- 
türlich der Spannungsabfall so gut wie Null, vor- 
ausgesetzt, daß die Bernsteinisolation der Fäden 
gut ist, zu deren Prüfung also diese Kontroll- 
messung dienen kann. Aus dem bei angeschlos- 
senem Meßraum abgelesenen Spannungsabfall 
läßt sich mit Hilfe des bekannten Volumens und 
der gleichfalls bekannten Einheitsladung eines 
Elektrizitätsträgers (4,6 X10-1° E.S.E.) die 
Zahl der von den gesamten wirksamen Strahlen 
pro Sekunde und Kubikzentimeter gebildeten 
Träger berechnen. 

Fig. 1. Skizze des Wulfschen Apparats zur Messung 
der durchdringenden Strahlung. 
Die Störungen nun, die bei den Messungen 
auftreten können, beruhen einmal auf Einflüssen 
der Temperatur. Durch schnelle äußere Wärme- 
änderungen werden, wie Dorno in Davos zuerst 
gezeigt hat, die Metallteile des Instruments 
schneller beeinflußt als das isolierte Fader.system, 
das nur von der umgebenden Luft erwärmt 
oder abgekühlt werden kann. Die Folge kann 
sein, daß Ausschläge der Fäden vorgetäuscht 
werden. Erwärmung, vor allem durch direkte 
Sonnenstrahlung, gibt größere mechanische Span- 
nung der Fäden, also größeres Zusammenfallen, 
Abkühlung kleineren Abfall. Dieser Fehler läßt 
sich dadurch vermeiden, daß man den eigentlichen 
Meßapparat mit dichter Watteschicht umgibt, 
durch die das Mikroskop geführt wird. Dann er- 
folgt die Wärmezufuhr zum Apparat allmählich 
und Temperaturabweichungen im Innern sind sel- 
ten. Zur Beseitigung der direkten Sonnenwir- 
kung stellt man den Apparat zweckmäßig in einer 
sogenannten englischen Jalousieholzhiitte auf, 
wie sie zur Unterbringung von meteorologischen 
Instrumenten benutzt wird. 
Denkbar wäre vor allem bei Ballonfahrten 
auch ein fälschender Einfluß der Luftdruckände- 
rungen. Doch ist, wie Versuche gezeigt haben, 
diese Wirkung bei der neueren Form der Wulf- 
- Quarz und dem aufgetragenen Platin sind. 
Kahler: Die durchdringende Strahlung der Atmosphäre. 503 
schen Strahler nicht erheblich, weil die Deforma- 
tionen, die beispielsweise der innere Überdruck 
bei stark abnehmendem Luftdruck hervorruft, 
durch zweckmäßige Anordnung der Fädenhalter 
keine Spreizungsänderung der Fäden hervorzu- 
rufen vermögen. 
Am meisten der Kontrolle entzieht sich ein 
Fehler, der auf Elastizititsinderungen der Fä- 
den zurückzuführen ist. Oft geben die Apparate 
bei Erschütterungen, vor allem bei großer Kälte 
oder nach längerem Transport, sprungweise Än- 
derungen des Abfalls. Es scheint, als ob das ela- 
stische Nachwirkungen, Alterungserscheinungen 
der Fäden oder Molekularwirkungen zwischen dem 
Die 
ersten Alterungserscheinungen werden übrigens 
dadurch umgangen, daß die Fäden durch stunden- 
langes Schütteln künstlich gealtert werden. Auch 
reine Platin- (Wollaston-) Fäden zeigen häufig 
Elastizitätsänderungen. Nachprüfen kann man sie 
mit Hilfe von häufigen Eichungen mittels be- 
kannter elektrischer Spannungen, also z. B. Ak- 
kumulatoren. Es gibt Fäden, die bei jeder Neu- 
eichung eine andere Stellung beim Anlegen der- 
selben elektrischen Spannungen ergeben. Dieser 
Fehler ist also eine allgemeine Erscheinung bei 
Fadenelektrometern, muß demnach bei allen Mes- 
sungen mit ihnen auftreten. Am meisten macht 
er sich geltend bei den empfindlichsten Methoden, 
bei luftelektrischen Messungen, also außer bei der 
durchdringenden Strahlung noch bei Ionenzäh- 
lungen und Messungen der Trägergeschwindig- 
keiten. Es wird zunächst Aufgabe der Meßtech- 
nik sein, einwandfreie Fäden zu bauen, die diese 
Nachteile nicht mehr zeigen. 
Die Beobachtungsergebnisse sind, wie oben ge- 
zeigt wurde, von dem Metall und der Dicke des 
Gefäßes abhängig. Man hat Silber, Blei, Zink, 
Aluminium, Kupfer und Messing verwandt. Mei- 
stens nımmt man jetzt dünne Zinkwände oder 
elektrolytisch verzinktes Messingblech, die stärker 
wirken als Aluminium und von den Unsicherhei- 
ten des Bleis frei sind. Nimmt man übrigens die 
Wände zu dünn (etwa 0,1 bis 0,2 mm), so dringt 
auch noch ein Teil der ß-Strahlung durch. 
Die Werte der durchdringenden Strahlung, die 
man mit demselben Gefäß findet, sind in 
hohem Maße von dem Meßort abhängig. Am 
größten sind sie in Gegenden mit stark radio- 
aktivem Gestein, z. B. Granit; also findet sich 
hohe Strahlung im Gebirge. Die in der nord- 
deutschen Tiefebene gefundenen Zahlen sind viel 
kleiner. Hier wieder erhält man die geringsten 
Werte in großen Mooren und Heiden, wo der Ut- 
tergrund sehr radiumarm ist. Als ungefähren 
Mittelwert kann man die Erzeugung von 6 Trager- 
paaren pro Kubikzentimeter und Sekunde als 
durch die äußere durchdringende Strahlung be- 
wirkt ansehen; vorausgesetzt, daß auf freiem 
Felde oder doch in genügender Entfernung von 
Häusern gemessen wurde. Im Jahre 1912 fanden 
gleichzeitige Beobachtungen der durchdringenden 
