552 Ludewig: Die Meßtechnik im Röntgenwesen. 
auf der Wärmeentwicklung in der Röntgenröhre 
und den Angaben elektrischer, in den Stromkreis 
der Röhre eingeschalteter Meßinstrumente. 
Chemische Wirkungen. Hier gibt es etwa 10 
verschiedene Dosierungsverfahren, die alle nach 
den Erfahrungen der Praxis keine eindeutigen 
Messungen zu liefern imstande sind, 
Wärmewirkung. Köhler mißt die Wärme- 
menge, die an der Antikathode beim Auftreffen 
der Kathodenstrahlen erzeugt wird und glaubt, 
so ein Maß für die „Dosis“ zu gewinnen. Es ist 
möglich, daß dies Verfahren in der Praxis von 
Bedeutung wird. 
Elektrische Methoden. Klingelfuß mißt den 
linearen Mittelwert des Sekundärstromes und mit 
dem Sklerometer die an der Röntgenröhre liegende 
Spannung, Walter die Stromstärke und mit der 
Walterskala die Härte der Strahlen. Beide grün- 
den auf der Kenntnis der so gemessenen Größen 
ein Dosierungsverfahren. 
I 
Aus den bisherigen Darlegungen geht hervor, 
daß heute in der Praxis der Röntgentechnik 
bei einem Vergleich der Messungsresultate ver- 
schiedener Autoren die größte Vorsicht am Platze 
ist. Es ist daher im Interesse der Entwicklung 
der Röntgentechnik freudig zu begrüßen, daß in 
einer Göttinger Dissertation „Über die Messung 
der Intensität und Härte der Röntgenstrahlen“ 
Helmut Kröncke den Versuch macht, durch 
exakte experimentelle Messungen die Größen 
nachzuweisen, die bei der Beurteilung der 
Strahlung einer Röntgenröhre maßgebend sind. 
Immerhin tritt für die Übernahme der in der 
Arbeit enthaltenen Resultate in die Praxis inso- 
fern eine Einschränkung ein, als bei diesen 
Messungen der in der Praxis ganz ungebräuch- 
liche Betrieb mit Gleichstrom verwendet wurde. 
Es geschah dies aus dem Grunde, weil bei dem 
gebräuchlichen technischen Induktor- und Gleich- 
richterbetrieb innerhalb eines Stromstoßes die für 
die Erzeugung der Röntgenstrahlen maßgebenden 
elektrischen Bedingungen außerordentlich wech- 
seln, während beim Gleichstrombetrieb wenig- 
stens in dieser Beziehung eindeutige Verhältnisse 
vorliegen. 
Bei der zum Betriebe der Röntgenröhre nöti- 
gen Gleichspannungsanlage wurde eine Methode 
zur Erzeugung hochgespannten Gleichstroms be- 
nutzt, die von Des Coudres und Koch beschrieben 
ist. Bei ihr wird ein mit Wechselstrom be- 
triebener Induktor verwendet, dessen Sekundär- 
spule einen Hochspannungskondensator aufladet, 
und zwar mit Hilfe einer in den Sekundärkreis 
eingeschalteten Kontaktvorrichtung immer an 
einem bestimmten Punkt der Wechselstromkurve. 
Die parallel zum Kondensator liegende Röntgen- 
röhre erhält dann bei richtiger Einregulierung 
der Versuchsbedingungen einen reinen (leich- 
strom, dessen Konstanz durch die photographische 
Registrierung einer Glimmlichtoszillographen- 
| ‚Die Natur- 
wissenschaften 
Zu den Ver- 
röhre kontrolliert werden kann. 
suchen wurden 6 Röhren der Firmen H. Bauer, 
C. H. F. Müller, Reiniger, Gebbert und Schall 
und Polyphos benutzt. 
V. 
Die für die Röntgenstrahlen charakteristi- 
schen Größen sind nach Kröncke die Härte und 
die Intensität der Strahlen. Unter Intensität 
der Strahlen versteht man die Energie, die in 
der Zeiteinheit durch eine Flächeneinheit senk- 
recht zur Fortpflanzungsrichtung der Strahlen 
hindurchtritt. Zur Messung dieser Größe lassen 
sich Bolometermethoden, Jonisierungsmethoden 
und photographische Methoden verwenden. Als 
einwandfreieste und relativ einfachste Methode 
wurde die Ionisierungsmethode gewählt, die auf 
der Tatsache beruht, daß der von den Röntgen- 
strahlen erzeugte Sättigungsstrom direkt propor- 
tional der bolometrisch gemessenen Intensität 
ist. Es wird bei dieser Methode ein geladener 
Luftkondensator in den Gang der zu messenden 
Strahlen gebracht; dann geht zwischen den 
Platten des Kondensators ein Strom über. Ist die 
Spannung am Kondensator so groß, daß Sätti- 
gungsstrom erreicht wird, so ist dieser Stromwert 
direkt proportional der Intensität der Strahlen. 
Die Messung der Härte beruht auf folgenden 
Überlegungen. Es wird angenommen, daß die 
Absorption der Strahlen in einem Körper unter 
sonst gleichen Bedingungen nur von der Wellen- 
länge und damit von der Härte der Strahlen 
abhängt. Es kann also die Absorption der 
Strahlen in irgendeinen Normalkörper als Maß 
für die Härte benutzt werden. Dies gilt aber 
nur, wenn man von der Wirkung aller Sekundär- 
strahlen absehen kann, und das ist in sehr guter 
Annäherung bei allen Elementen erfüllt, deren 
Atomgewicht unter 32 liegt. Von diesen Ele- 
menten hat sich das Aluminium (Atomgewicht 
27,1) als besonders geeignet erwiesen. 
Bedeutet demnach Jo die Intensität der zu 
messenden Strahlen und J die Intensität der von 
einer Intensität von der Dicke d durchgelassenen 
Strahlen, so ist der Absorptionsindex x nach der 
Gleichung 
Ne Je 4% 
ein Maß für die Absorption der Strahlen. 
Kröncke benutzt den Absorptionsindex a, der an 
einer Schicht von 0,5 mm Aluminium gemessen 
wurde. Nur bei Angabe dieser Schichtdicke ist 
dieser Index eindeutig bestimmt. Um Aufschluß 
über den Grad der Inhomogenität der Strahlen 
zu erhalten, um also zu untersuchen, ob Strahlen 
verschiedenen Härtegrades vorhanden sind — und 
das ist tatsächlich immer der Fall —, muß man 
auch die Absorptionsindices angeben, die auf eine 
Schichtdicke von 1,0 und 1,5 mm gemessen und 
auf 0,5 mm bezogen sind. 
Die sehr ausführlichen Messungen ergaben be- 
züglich der Intensität: 

