Heft 23. ] 
5. 6. 1914 

= 1. Die Intensität der Strahlen ist direkt pro- 
£ portional dem Strom J in .der Röntgen- 
röhre. 
2. Sie ist eine lineare Funktion der erzeugen- 
. den Spannung. 
3. Sie hängt in hohem Maße von der Glas- 
| dicke der benutzten Röntgenröhre ab. 
Daraus läßt sich zum ersten Male eine exakte 
mathematische Beziehung für die Intensität ab- 
leiten, die bei allen weiteren Untersuchungen 
grundlegend werden dürfte. Bezeichnet man 
nämlich mit 
K eine Konstante, 
r die Entfernung zwischen Meßkonden- 
sator und Antikathode, 
D einen Faktor, der eine Funktion der 
Glasdicke ist, 
J den Strom in der Röhre, 
V die Spannung an der Röhre, 
Vo eine Konstante, 
so wird die Strahlungsintensität S (in absolutem 
Maße gemessen) durch die Gleichung 
De = DJ (V?—V 2) 
berechnet werden können. 
Die Messungen über die Härte ergaben: 
1. Die Härte ist völlige unabhängige von der 
Stärke des durch die Röhre fließenden 
Stromes. 
Sie kann also nur von der Spannung ab- 
hängig sein und ist demnach eine ein- 
deutige Funktion der Spannung. 
3. Die Strahlung einer Röhre wird um so 
härter sein, je dicker das Glas der Röhre 
ist, denn um so mehr weiche Strahlen 
werden von dem Glas abgefangen. 
RT: 
Diese von Kröncke gefundenen . Resultate 
geben dem ganzen Gebiet eine sichere Grund- 
lage. Seine Untersuchungen gehen noch 
weiter. Um neben der lIonisierungsmethode 
eine photographische Methode zur Messung der 
Intensität und Härte der Strahlen heranziehen zu 
können, mußten die Beziehungen bekannt sein, 
die zwischen der Schwärzung der Platte einer- 
seits und der Intensität und Härte der Strahlen 
andrerseits bestehen. Läßt man gewöhnliches 
Lieht einer bestimmten Wellenlänge in demselben 
Energiebetrag einmal mit großer Intensität kurze 
und dann mit kleiner Intensität entsprechend 
längere Zeit auf eine Platte einwirken, so erhält 
man nicht die gleiche Schwärzung. Es gilt viel- 
mehr das Schwarzschildsche Gesetz, nach welchem 
zu gleichen Werten von Str (wo SN die Intensität, 
t die Zeit und p einen Faktor, der kleiner als 1 
ist, bedeuten) gleiche Schwärzungen gehören. Es 
war zunächst zu prüfen, ob dies Gesetz auch für 
die Röntgenstrahlen giiltig ist. Dazu wurden 
bei Schleußnerschen Röntgenplatten ‘die Belich- 
tungszeiten bei verschiedenen Intensitäten so ge- 
wählt, daß das Produkt J.t konstant blieb, so 
daß der Platte immer dieselbe Energiemenge zu- 


no 

Nw. 1914. 
I Ludewig : Die Meßtechnik im Röntgenwesen. 553 
geführt wurde. Es zeigte sich, daß dann im 
Gegensatz zu den Verhältnissen bei gewöhnlichem 
Licht die Schwärzungen gleich waren. Für die 
benutzten Röntgenplatten gilt also nicht das 
Schwarzschildsche Gesetz, sondern das Gesetz von 
Bunsen-Roscoe. Die Intensität der Strahlen 
läßt sich demnach auf photographischem Wege 
vergleichen. Bei der Untersuchung des Ein- 
flusses der Härte auf die photographische Platte 
zeigte es sich dagegen, daß die photographisch 
gemessenen Werte gegenüber den durch Ionisa- 
tion gemessenen Abweichungen bis zu 50% 
zeigen. 
Yo 
Es fragt sich nun, welche Lehren die prak- 
tische Röntgentechnik aus diesen Untersuchun- 
gen ziehen kann. Einmal ergeben sich die schon 
oben geäußerten Bedenken bezüglich der heute 
gebräuchlichen Meßverfahren. Ist es möglich, 
an ihre Stelle andere Methoden zu setzen, die 
zugleich wissenschaftlich einwandfrei und prak- 
tisch brauchbar sind? 
Bezüglich der Härte ergibt sich, daß bei 
Gleichstrom ein zur Röntgenröhre parallel ge- 
schaltetes Voltmeter vollkommen einwandfreie 
und eindeutige Angaben über die Härte ver- 
mitteln kann. Auch beim Induktor- oder Gleich- 
richterbetrieb ist es möglich, den Voltmeter- 
angaben einen bestimmten Härtegrad zuzuordnen. 
Aber immer nur dann, wenn man bei einer Be- 
Iriebsform bleibt. Das Gesamtresultat ist also 
dieses: Zu einer einwandfreien und gefahrlosen 
Härtemessung ist nur das Voltmeter geeignet. 
Man kann aber dessen Angaben nur so lange zu 
exakten Vergleichsmessungen benutzen, als man 
bei einer Betriebsform bleibt. Wie groß die 
Fehler werden können, die beim Übergang zu 
einer anderen Betriebsform auftreten, wäre einer 
zukünftigen Untersuchung vorzubehalten. 
An Stelle der erwähnten Dosierungsverfahren 
läßt sich nach den Krönckeschen Überlegungen 
für Gleichstrombetrieb eine exakte Meßmethode 
in der Weise erreichen, daß man Stromstärke und 
Spannung der Röntgenröhre mißt. Aus diesen 
beiden Werten läßt sich ihre Intensität ableiten 
und. aus der Intensität, Härte und Dauer der 
Strahlen eine exakte Dosierung gewinnen. Ähn- 
liche Beziehungen gelten auch für den Induktor- 
und Gleichrichterbetrieb. 
VEL, 
Die bisherigen Ausfiihrungen, die im wesent- 
lichen den Darlegungen Krönckes folgen, be- 
dürfen noch einer Ergänzung. Es bestehen näm- 
lich außer. den erwähnten noch zwei Meßver- 
fahren, die in diesem Zusammenhange nicht un- 
erwähnt bleiben dürfen. Das eine beruht auf der 
von Christen definierten „Halbwertschicht“, unter 
der man die Dicke derjenigen Schicht eines 
Stoffes zu verstehen hat, in welcher gerade die 
Hälfte der auftreffenden Strahlung absorbiert 
wird. Der hierauf beruhende Härtemesser besteht 
wn 
