





Heft rl 
3. 7. 1914 
der Antikathode — wie es fiir radiographische 
Zwecke von Bedeutung ist — hat sich zwar er- 
reichen lassen; aber dieser Fleck verschiebt sich 
bald schnell, bald langsam, so daß fiir Zeitauf- 
nahmen die Lage der punktförmigen Röntgen- 
strahlenquelle nicht unverrückt bleibt, der Vor- 
teil der punktförmigen Lichtquelle also nicht 
voll ausgenutzt werden kann. 
Alle diese Nachteile scheinen nun in weit- 
gehendstem Maße beseitigt durch ein neues Va- 
kuumrohr, das kürzlich von W. D. Coolidge kon- 
struiert wurde und nun durch die General 
Elektrie Company in den Handel kommt. 
Coolidge erkannte, daß lediglich das Vorhan- 
densein von Gas die Nachteile des gebräuchlichen 
Röntgenrohres bedingt. 
Dadurch ergab sich als Konstruktionsprinzip: 
1. Höchstes, also 100—1000 mal besseres 
Vakuum als in den Standardrohren, selbst beim 
Dauerbetrieb mit weißglühender Antikathode; 

Fig. 1. 
2. dadurch notwendiger Ersatz der selbstän- 
digen Einleitung des Stromdurchganges infolge 
Stoßionisation durch eine „unselbständige“ Ent- 
ladungsform. 
Zum ersten Punkt: Im Gegensatz zur 
neuestens verbreiteten Meinung über praktisch un- 
erschöpfliche Gasvorräte in Metallen und der 
deshalb zu erwartenden Unvereinbarkeit von 
Hochvakuum und heißem Metall ergab sich, daß 
hochschmelzende Metalle, wie Wolfram und 
Molybdän, die schon im technischen Herstellungs- 
prozeß sich relativ gasfrei erhalten lassen, durch 
radikale Vorbehandlung, d. i. durch Ausglühen 
im Vakuumofen und durch Elektronenbombarde- 
ment, aufhören, selbst bei Weißglühhitze Gase in 
merklichen Mengen abzugeben. 
Zum zweiten Punkt: Da in einem solchen 
Hochvakuumrohr das Gas zur Erzeugung von 
Trägern einer selbständigen elektrischen Ent- 
ladung fehlt, müssen solche Elektrizitatstrager 
auf andre Weise ins Rohr eingeführt werden. 
Dies kann, nach Richardson, durch Verwendung 
eines glühenden Metalldrahtes als Elektronen- 
quelle geschehen, der gleichzeitig noch die Ka- 
thode des Rohres bilden kann. Diese neuerdings 
lebhaft bezweifelte Wirksamkeit eines reinen 
elühenden Drahtes als Elektronenquelle ist ein- 
wandfrei bewiesen erst durch die letzten Ar- 
Kerschbaum: Das neue Röntgenrohr nach Coolidge. 

655 
beiten Langmuirs, der zeigen konnte, daß der 
Richardson-Effekt tatsächlich und rein gerade 
nur im allerhöchsten Vakuum existiert, daß also 
dann z. B. ein Wolframdraht eine dauernd un- 
veränderliche Elektronenquelle darstellt, deren 
ürgiebigkeit lediglich von der Temperatur des 
Drahtes und seinen Materialkonstanten abhängt. 
Durch die gleichzeitige Realisierung der bei- 
den genannten Konstruktionsbedingungen läßt 
sich somit im Vakuumrohr eine reine Elektronen- 
entladung einleiten und aufrechterhalten, ein 
Ziel, das in verwandten Konstruktionen weder 
von Wehnelt und Trenkle, noch von Lilienfeld 
und Rosenthal erreicht wurde. 

Die Ausführung der Konstruktion in der 
Praxis werde nun an Hand eines Beispiels 
verfolgt. Ein Thüringer Glaskolben (1) (vel. 
Fig. 1) von etwa 18 cm Durchmesser mit 
zwei Ansätzen bildet das Vakuumrohr. Als 
Antikathode und gleichzeitige Anode dient 
de OF, 
ein massives Stück Wolframmetall (2) von 
ungefähr 100 g Gewicht mit planer Stirn- 
tläche von 2 em Durchmesser; es ist mit Molyb- 
dändraht (5) an einen Molybdänträger (6) fest- 
gebunden, dem durch angenietete Sprengringe 
(11) im Anodenansatz mechanischer Halt und 
verbesserte Wärmeableitung gegeben ist. Der 
Molybdänträger geht bei (8) in einen an- 
geschweißten Platindraht über, der, in das Glas 
eingeschmolzen, die vakuumdichte Anodenstrom- 
zuführung vermittelt. Die Kathode ist kom- 
plizierter gestaltet. Ihre wesentlichen Teile zeigt 
Fig. 2 in vergrößertem Maßstabe. Eine winzige 
Wolframspirale (25) von 3% mm Durchmesser 
aus Draht von 0,2 mm Dicke und 23 mm Länge, 
in 5 Windungen gewunden, ist die eigentliche 
Kathode. Beim Betriebe muß diese Spirale 
weißglühend sein. Dies wird durch Durchleiten 
eines Heizstromes einer hochisoliert aufgestell- 
ten Akkumulatorenbatterie erreicht. Die beiden 
Enden der Spirale sind deshalb an dicke Molyb- 
dändrähte (14) geschweißt, die in voneinander 
isolierte Kupferdrähte (16), und diese wieder in 
Platindrähte übergehen. Die letzteren sind in 
die Wand des Kathodenansatzes eingeschmolzen. 
Sie vermitteln die vakuumdichte Einführung des 
Heizstromes zur Wolframspirale und gleichzeitig 
die kathodische Stromzuführung. Dies ganze 
