‘ sehutz. 
“hin verschiebbar. 
102 
% PS aufgestellt, der in der Minute 10 ebm Luft 
fördern kann: Indessen wird er selten benutzt, 
denn bei der schlechten Wärmeleitung und hohen 
Kapazität der Mauern bewirkt er nur eine ver- 
hältnismäßig geringe Beschleunigung des Herab- 
sinkens der Temperatur auf die Ausgangswärme, 
die sonst in etwa zwei Wochen erfolgt. Zudem 
ist die Heizung in besondere Tröge verlegt, von 
denen noch die Rede sein wird. 
Andere Einrichtungen sorgen für Erschütte- 
rungsfreiheit und zugleich für Feuchtigkeits- 
Der ganze Saal steht auf. sumpfigem 
Grunde, der erst durch Einrammen zahlreicher 
Pfähle festgemacht werden mußte. Die Elastizi- 
“tät dieses Grundes wurde dann durch eine Sand- 
-schiittung 
gedimpft. Auf ihr ist ein gewaltiger 
Betonklotz aufgemauert, der die Form einer 
Wanne hat, auf deren Randern die inneren Um- 
fassungsmauern ruhen. Die Wanne ist nach allen 
Seiten von Feuchtigkeits-Isolationsschichten 
"Plato: Die Reichsanstalt fiir Mab und Gewieht usw. SE = 
durchzogen und innen mit trockenem, ausgeglüh-- 
tem Sande gefüllt. Auf dem Sande stehen die 
-pyramidenförmigen Pfeiler, auf denen die Mikro- 
skope des Instrumentes ruhen. Ganz isoliert von 
diesem Innenbau und besonders fundamentiert 
sind die äußeren Umfassungsmauern des Saales, 
die mit dem Gebäude in Verbindung stehen. Der 
eiserne Rost, auf dem der Beobachter sich be- 
wegt, und alle Führungen sind in der äußeren 
Umfassungsmauer verankert, ‘um Übertragung 
von Erschütterungen auf die Meßinstrumente zu 
vermeiden, was auch bis auf bedeutungslose Reste 
gelungen ist. 
Der Saal enthält zwei Komparatoren, einen 
zur Vergleichung von 1 m-, den zweiten zur 
Prüfung von 4 m-Stäben, beide von Wahnschaff 
begonnen und von Heele zu Ende geführt. Sie 
stehen einander gegenüber in einiger Entfernung 
von den undurchbrochenen Wänden. Auf die 
Pfeiler ist zunächst eine große Sandsteinplatte ge- 
bracht, auf der gußeiserne Platten von 7 5—100 ke 
Gewicht liegen, die mit vier Schrauben im Sand- 
stein verfestigt sind. Auf den Platten ist durch 
Stellsehrauben von vier Seiten ein Schlitten be- 
weglich, der selbst eine große Masse besitzt und 
eine zweite schwere Platte mit dem Mikroskop 
trägt, die durch Anzieh- und Abstoßschrauben 
die Mikroskopachse senkrecht zu stellen gestatten. 
So sind die Mikroskope nach allen Richtungen 
Bei der großen Massigkeit der 
ganzen Einrichtung ist ein schädlicher Einfluß 
von Verbiegungen und Temperatursprüngen Fast 
völlig ausgeschlossen. Die zu vergleichenden 
Stäbe ruhen auf verstellbaren Tischen in einem 
Troge, von zylindrischem Querschnitt mit doppel- 
ten Wänden, zwischen denen eine Flüssigkeit -um- 
läuft, die durch elektrische Heizung auf jede 
beliebige Temperatur gebraeht und auf ihr er- 
halten werden kann. Solcher Tröge sind zwei vor- 
handen, - Werden beide Stäbe bei gleicher Tem- 
peratur beobachtet, so ruhen sie in einem Troge 
auf zwei nebeneinander angeordneten Tischen. 
/ 
‘ 
schen Komparator 















































Bei ahsolirten. Schnee 
der eine Stab in einem Troge dauernd auf der — 
gleichen Temperatur erhalten, während der zweite a 
Stab im anderen Troge auf wechselnde Tempe- a 
raturen gebracht wird. 
‚Da die Mikroskope keine Rewerute coe 
müssen die Stäbe einzeln unter sie gebracht we 
den. Zu diesem Zwecke sind die Trége au 
Wagen montiert, die auf Schienen laufen. Nach 
erfolgter Beobachtung wird der Wagen auf eine 
Drehscheibe gefahren, dort umgedreht und her- 
nach unter die Mikroskope zurückgeführt, die 
nun auf den zweiten Stab blicken. . Elastische 
und verstellbare Anschläge sorgen dafür, daß d 
Einstellung auf die Stäbe immer die eleiche un 
genaue, ist, und daß das Anhalten. der Wage 
Srachittoeraneetees erfolgt. Die ganze Bewegung 
der Wagen kann “entweder von Hand bewirkt 
werden oder auch selbsttätig durch elektrische 
Antrieb erfolgen. Bei der Beobachtung sind di 
Tröge durch einen Deckel verschlossen, das An- | 
visieren der Stäbe geschieht durch eine Schau-. 
öffnung bei wagerechter Lage der Skalen und 
‚senkrechter Stellung der. Mikroskope, bei 35- bi 
70-facher- Vergrößerung. Die Beleuchtung der 
Mikroskope erfolgt durch eine 0,2 mm dicke, un- 
ter 45° gegen die Rohrachse geneigte Glasplatt 
die in einem quadratischen Kästchen steckt, da: 
senkrecht zur Achse unter dem Okular in das 
Rohr eingeschoben werden kann. Das Licht 
wird zugeführt durch einen Kondensator, der in. 
etwa 1% m Entfernung von der Wand justierbar 
befestigt ist und das Bild einer Fokusglühlamp 
in der Fadenebene des Mikroskops entwirft. Di 
Lampe kann vom Beobachter ausgeschaltet werde: 
‘und darf nur während der Beobachtung selbst — 
br ennen. Der 4 Meter- Komparator ist. ganz äh 

richtung, um Meterstäbe auch unter Ve 
eines Beobachters auf photographischem Wee 
miteinander vergleichen zu können. Über nähere 
Einzelheiten über | ae ‚Einrichtung der ; ‚ganz ne 
Kösters: „Der ~ es Komparator der Kaiser- — 
lichen Normal-Eichungskommission“ im VIIL — 
Bande der wissenschaftlichen Abhandlungen der 
K. N.E. K. Auskunft (Berlin, Verlag von Tulius. 
Springer, 112) e's tae 
Der ,.groBe Romper ee fo 
zu den Areahlängen ‚an das Urmaß und zur. Ver- | 
gleichung feinster Meterstäbe verwendet. Er g: 
für die Binzelbeobachtung ohne weiteres eine Ge- 
-nauigkeit von mindestens 0,2 u. Eine recht ‚groß x 
Genauigkeit wird auch auf dem. zweiten ;- 
versalkomparator ‘der: "R. M.:G,. einem 
Repsold in Hamburg - herr Universal- 
komparator, erreicht. Während beim großen Kom- © 
“parator die Maßstäbe bewegt werden und die Mi gece 
kroskope unbeweglich ruhen, sind bei dem Repsold 

cae 
die Mikroskope an einem 4 
a 
3 
Schlitten angeordnet, der in einer ea recht- 

eat sd 
