






































hoben erden REN Während die Stäbe, in 
nem festen Troge legen. Zwei. Anschläge be- 
enzen die Verschiebbarkeit des Schlittens hin- 
n und vorn. Soll bei verschiedenen Tempe- 
turen beobachtet werden, so muß entweder der 
mze Raum auf diese Temperatur gebracht wer! 
mn, oder der Trog wird mit Wasser entsprechen- 
- Wärme ‚gefüllt. Damit nicht dureh das 
asser hindurch: visiert zu werden braucht, wird 
die Strichmarken mit Klebewachs « ein 
Eric trichterchen gesetzt, das über das Wasser 
h nausragt. Eine Einrichtung zum Konstant- 
ten der Temperatur fehlt, in der Regel wird 
dieser Komparator, früher das Hauptinstrument 
der R. M. G., 
Zimmertemperatur benutzt. Außer zur Ver- 
g eichung von Strichmaßen kann er aber auch 
noch zur Untersuchung von Endmaßen verwendet 
werden. Hierzu lassen sich an dem Mikroskop- 
‘schlitten zwei bewegliche Kontakte anbringen, 
die durch Gewichtswirkung gegen die Endflächen 
der Maße angedrückt werden. Endlich können 
die Mikroskope auch noch auf dem Schlitten in 
NV erschiedene Entfernungen voneinander gebracht 
werden, so daß auf dem Komparator Maßstäbe 
jeder Größe miteinander verglichen werden kön- 
men. Insofern ist er also vielseitiger verwertbar 
als der große Komparator. Für absolute Aus- 
d ehnungsbestimmungen ist er nicht eingerichtet. 
‘Eine eingehende Beschreibung des Repsoldschen 
omparators befindet sich in Nr. 1 der Wissen- 
aftlichen Abhandlungen ase Normal-Eichungs- 
ommission, 
Wiihrend die “ 
we 
Transversalkomparatoren nur zur 
timmung ‘von Gesamtlängen dienen, können 
den Longitudinalkomparatoren sowohl Ge- 
mtlängen. als auch Einteilungen untersucht 
den. Bei ihnen ist ein Mikroskop oder ein 
kroskopenpaar auf einer prismatischen oder 
ylindrischen Führungsschiene frei beweglich an- 
ebracht. Die minder feinen Maßstäbe, die auf 
Oberfliche und an einer Kante geteilt sind, 
man, nachdem sie auf beweglichen Tischen 
der Höhe ausgerichtet sind, so nebeneinander, 
die Teilkanten aneinander ruhen und die 
dstriche auf einer Seite genau eine gerade 
nie bilden, ein Strich also die Verlängerung 
‘anderen bildet. Dann. erscheinen beide Tei- 
Au ngen gleichzeitig in der Bildebene des. Mikro- 
skops, und wenn man dieses auf einen beliebigen 
ich einstellt, dann ergibt der Unterschied der 
blesungen an er Trommel des Mikroskopmikro- 
ters beim ‚Anvisieren der Normalmarke und 
entsprechenden. Marke auf dem zu unter- 
enden Stabe ohne weiteres den Fehler dieser 
6 gegen die Endmarke. Man kann natürlich 
auch bei der Endmarke erst auf den einen, dann 
uf den anderen Stab einstellen, wenn man die 
evolle _ a ee: der Stabe ne 


nur noch zu Beobachtungen bei 
P 
mit einem Mikroskop aus. Bei feineren Stäben, 
die in der zerrungsfreien Schicht geteilt sind, die 
Teilung also nicht an der Kante haben, ist ein 
Aneinanderschieben der Marken ausgeschlossen. 
Dann wird ein Mikroskopenpaar benutzt, mit des- 
sen einem Mikroskop das Normal und mit dessen 
anderem Mikroskop der zu untersuchende Stab 
eingestellt werden muß, da nicht beide Teilungen 
im Gesichtsfelde eines Mikroskopes sichfhar ge- 
macht werden können. Wenn aber der Abstand 
der beiden Mikroskope unveränderlich ist, bleibt 
das Beobachtungsverfahren ungeändert. Von 
einfacheren Einrichtungen dieser Art besitzt‘ die 
R. M. G. zwei, den. Doppelmeterkomparator von 
Pensky und den Einmeterkomparator von Reichel, 
beide mit prismatischer Führungsschiene Als 
Longitudinalkomparator ersten Ranges dient die 
„Repsoldsche Teilmaschine“, die gleichzeitig zur 
Herstellung von Teilungen benutzt werden kann. 
Sie hat zwei Mikroskope. Besonderer, Wert ist 
auf die Bearbeitung der zylindrischen Führungs- 
schiene gelegt, die bei der Verschiebung der 
Mikroskope-weder Durchbiegungen noch nennens- 
werte Ausbiegungen zeigt, deren Schädlichkeit 
bei dem geschilderten Beobachtungsverfahren 
ohne weiteres klar ist. Die Mikroskope können 
frei bewegt werden, oder sie werden geklemmt, 
dann ist noch eine Feinverschiebung mit einer 
Bewegungsschraube möglich. Auch bei der Rep- 
soldschen Teilmasehine, die namentlich eine her- 
vorragend gute Optik besitzt, läßt sich bei einer 
Einstellung das 0,1 w unschwer erreichen. Der 
Doppelmeterkomparator kann auch noch zur Ver- 
eleichung von Endmaßen untereinander, der 
Reichelsche Komparator zur Vergleichung von 
Endmaßen mit Strichmaßen benutzt werden. 
Bei den beiden im Besitze der R. M. G. be- 
findlichen Schraubenkomparatoren kann der im 
übrigen auf einer Führungsschiene von Hand 
verschiebbare Schlitten mit den Mikroskopen mit 
besonderen Klemmbacken in die Gewinde einer 
Schraube gepreßt werden, wodurch seine Führung . 
dann eine zwangsläufige wird. Die von Sommer 
und Runge sehr gut gearbeiteten Schrauben von 
05 m und 1 m Länge sind sowohl auf fort- 
schreitende wie auf periodische Fehler genau un- 
tersucht. Bei Messungen geringerer Genauig-® 
keit, etwa bis 0,01 mm, können sie daher un- 
mittelbar als Meßschrauben Verwendung. finden. 
sie vertreten dann gleichzeitig den Normalmaß- 
stab. So werden sie z. B. bei der Ermittelung 
der Teilfehler von Aräometern benutzt, sie er- 
lauben hierbei, namentlich wenn. ein Beobachter 
die Einstellung der Teilstriche im Mikroskop, 
der zweite die Ablesung der mit der ‘Schraube 
verbundenen Trommel besorgt, ein ungemein 
rasehes Arbeiten. Bei feineren Stäben dient die 
"Schraube nur zur Fortbewegung des Schlittens. 
während die MaBvergleichung je nach der Art 
der Stäbe mit ein oder zwei Mikroskopen ausge- 
führt wird. Auf dem mit besonders guter Optik 
ausgestatteten. auch sonst vortrefflich gearbei- 

