
104 
teten 1- -m- 
obachtung 

-Komparator “ gewährleistet eine Be- 
gut 2 bis 3 m. E 
Bei den Endmaßkomparatoren wird entweder 
nach dem Kontakt- oder nach dem optischen Ver- 
fahren gearbeitet. Als Muster der Instrumente 
der ersten 
Gattung sei der Bambergsche Kom- 
parator erwähnt, der zur Bestimmung der Mark- 
scheiderstibe mit schneidenförmigen Enden 
von 1m 
einem End 
Länge bestimmt ist. Er besitzt an 
e einen festen Kontakt in Gestalt eines _ 
‚abgestumpften Saphirkegels. Am anderen Ende 
befindet sich ein beweglicher Zylinder mit einem. 
ebenso gestalteten Kontakt, der auf seiner Ober- 
fläche auf einer plattgeschliffenen Stelle eine 
feine Silbe 
rteillung trägt, die mit einem darüber 
angebrachten Mikroskop abgelesen werden kann. 
Zunächst wird das Normal, nachdem es in der 
Längs- und Höhenrichtung mit Exzentern genau 
ausgerichte 
t ist, so daß die Schneidenmitte einen 
wagerechten Durchmesser der den Kegel ab- 
schließende 
n -Kreisfläche bildet, mit leichtem - 
Druck gegen den. festen Kontakt che 
Dann wird der bewegliche Kontakt mit geringer 
Gewichtswirkung gegen den Stab gedrückt und 
im Mikroskop mit dem Fadenpaar ein Strich der. 
Sılberskala 
durch den 
eingestellt. Wird nun das Normal 
zu prüfenden Stab ersetzt, so erscheint 
im Mikroskop ein anderer Strich oder derselbe 
Strich ‘ist 
verschoben. Der Unterschied in der 
Ablesung am. Mikrometer des Mikroskops ist der 
Fehler des Prüflings gegen das Normal. Der 
Bambergsche Komparator läßt nur die Prüfung 
von 1-m-Stäben zu. Beim Penskyschen Doppel- 
meterkomparator ist der bewegliche Kontakt am 
Mikroskopschlitten angebracht und kann mit die- 
sem versch 
zu dem an 
oben und in einen beliebigen Abstand 
einem zweiten Schlitten angebrachten 
festen Kontakte gebracht werden, so daß Stäbe 
jeder Länge sich untersuchen lassen. 
Bei der 
ist der fes 
bewegliche 
einer mit 
einer Öffn 
teiltes Glasrohr aufgekittet ist. Wird durch Ver- ~ 
Reinecker-Hommelschen MeBmaschine _ 
te Kontakt ebenfalls verschiebbar, der 
drückt gegen die elastische Wand 
Wasser gefüllten Dose, die oben mit 
ung versehen ist, auf welche ein ge- 
schieben des festen Kontaktes der zwischen den 
»Kontakten 
liegende Stab sanft gegen den beweg- 
lichen Kontakt gedrückt, so steigt die Wasser- 
säule in dem Glasrohr. Aus dem Unterschiede 
in der Ablesung der Trommel der den festen 
Kontakt bewegenden Schraube bei zwischen den 
Kontakten 
gibt sich 
liegendem Normal und Prüfling er- 
der Fehler des letzteren gegen das 
Normal. Beim Zeißschen Diekenmesser ist der 
bewegliche 
Kontakt senkrecht geführt und drückt — 
nur mit seinem eigenen Gewicht auf den zwischen 
ihm und einem darunter befindlichen Tischchen — 
Endmaß. Es würde zu weit führen, 
gelagerten 
die Einzelheiten aller dieser Instrumente, von 
denen die R. M. G. je ein Stück besitzt, hier ein-. 
beschreiben. Sie haben alle das eine 
daß erst das Normal, dann der Stab 
gehend zu 
 cemeinsam! 
werden. Erwähnt sei nur, daß sie 


Se. Gielen, 
der Fehler des Prüflings gege s' 1 
Beet wird. “Die: u der Ermittel 





















MET eters und 2 bis 3 u. 
Außerordentlich “viel höhere Ge 
die ur zu wenigen Hundertteilen ( 
einen “Rs handelt ich hier “um 
schungsgebiet, das noch stark 
griffen ist. © Eine, Anzahl von. 
es soll daher von ihrer: Beschreibung E 
dung \ von Haidinger nn: beruhi 
Edmabkompsrstor er an ngeg 
nen Genauigkeiten beziehen, sich” natiir Ze n 
auf a + Er 
Bewihiine en ie; mit ne zu" ceeiceade 
nauigkeiten noch nichts‘ sicheres festste 
diesen Komparatoren kann. man auch die 



Runge rechnen. 
on den beiden Bendmabkompnetaren 















zwei Miknöskone in 2 m a nmter di 
das zu prüfende Bandmaß hindurchgeschob 
wird.. Die Vergleichung erfolgt also mi 
‘Doppelmeter. Der zweite Apparat ist 
tudinalkomparator mit einem. Mikroskopp: 
von Töpfer in Potsdam herrührt, währent 
40 m lange Tisch von Ludwig Lowe &- 
gestellt ist. Hier können also 40 m lang: 
unmittelbar miteinander verglichen werde 
Normalbandmaß wird mit einem 4-m-Sta 
stimmt. Eine genaue Beschreibung des Kompa 
rators hat Dr. Thomas in Nr. IX ~ der Wiss 
‚schaftlichen Abhandlungen der ‚Norm 
ee gelietert 
at Raucher. ee a se e 
Boden. aufgemauert sind. Da deı 
verkehr die age nicht berühren 
finden’ fons air Konsolen a ! 
mauer fest verankert sind, einzeln 
auf | festen Tischen ‚untergebracht 
