




































{ eee £ = = ies ichs: 
aa a } ~ aa 
befindet sich in 3 m Entfernung, Nor RS 
Prisma gegenüber eine von hinten be- 
die bekannte Ablese- 
chtung des tischen Fühlhebels.. Der Me- 
ng ist an 16 Stellen durchbohrt, durch die 
ıngen. gehen Stangen, mit Ravens Acro 
ung, die Einrichtung zur Vertauschung der 
yichte und zum Aufsetzen der Reitergewichte, 
‘ auf jeder-Seite, betätigt werden. Die Öff- 
en sind mit Gummischläuchen abgedichtet, 
‚ aber klar, daß bei den vielen Durchbohrun- 
die Luftverdünnung sich nicht lange halten 
nte. Bei der neuen Stückrathschen Wage 
jur noch drei Durchbohrungen vorhanden, 
sen ist das Prinzip der Wägungen im 
um ziemlich wieder aufgegeben. Jeder Kör- 
; mit einer Luftschicht belegt, die unter 
nlichen Verhältnissen fest an seiner Ober- 
äche haftet, in der Luftleere aber losgerissen 
ird und denn lange Zeit zu ihrer völligen 
bildung erfordert. Hierdurch kommt in die 
ngen ein recht störendes Moment der Un- 
cherheit hinein. Man legt daher den Wägungen 
luftverdünnten Raume nicht mehr den frühe- 
Wert bei. Dagegen ist die neue Vakuumwage 
einem blanken Kupf ermantel umschlossen, der 
Bildung von Temperaturschichtungen ver- 
dern ‘soll und auch äußere Temperaturstrah- 
gen abhält. Die feinsten Wägungen finden 
rner in einem Raume von sehr gleichmäßiger 
emperatur statt, in.dem zugleich die Luftfeuch- 
igkeit durch eine selbsttätige Befeuchtungsein- 
tung stets auf gleicher Hohe gehalten wird. 
Neben den Komparatoren und Wagen er- 
ecken die Normale das größte Interesse. An 
h r ‚Spitze stehen die deutschen Urmaße des 
ters und des Kilogramms. Das Meter hat 
en X-förmigen Querschnitt. Es ist aus dem- 
ben Gußblock wie das internationale Urmaß 
estellt und. ist in gleicher Weise bearbeitet. 
-ellipsenférmigen Flächenstücken, deren obere 
en Spiegelpolitur erhalten hatten, ist es an 
n Enden mit einer Gruppe von je drei 6 bis 
breiten, voneinander durch Zwischenräume 
0,5 mm getrennten Strichen versehen, von 
n die beiden mittelsten als Begrenzungs-, die 
a als re dienen. Die Striche 
ung Ber, unteren "Schenkel ‘a Else Ebene in 
Litte der Höhe des Querschnittes gebracht. 
Lage der Mittelachse wird durch je zwei 
kere Längsstriche bestimmt, die auf den bei- 
ächenstücken in einem gegenseitigen Ab- 
von 0,2 mm gezogen sind. Die Schenkel 
| die Mittelrippe haben eine Stärke von 3 mm. 
Bei.der gewählten Form der Ausführung ist der 
selbst, zumal bei der Festigkeit des Stoffes, 
iner Legierung: von 90 Teilen Platin mit 10 Tei- 
ara, in hohem Grade nach allen. Seiten 
. handen sind. 

Maß und Gewicht usw. 119 
vor Durehbiegungen geschützt. Es ist aber auch 
infolge der Lage der Striche in der neutralen, 
nach der Festigkeitslehre verzerrungsfreien 
Schicht der Abstand der beiden Endstriche von 
einander vor den Wirkungen der noch denkbaren 
Durchbiegungen bei den möglichen Verschieden- 
heiten der Auflagerungen des Maßstabes derartig 
bewahrt, daß selbst im äußersten Falle keine 
merkliche Veränderung des Abstandes der Striche 
von einander auftreten kann. Der Querschnitt 
gewährt ferner der Oberfläche des Maßes eine 
große Entwicklung im Verhältnis zum Raum- 
gehalt, was der Ausgleichung der Temperatur des 
ganzen Maßstabes mit derjenigen der Umgebung 
und der aufgelegten Thermometer zugute kommt. 
Das Maß ist untergebracht in einer besonderen 
Kapsel, die von einem Zylinder aus massivem 
Holz, in den eine Längsrinne zur Aufnahme des 
Stabes ausgespart ist, gebildet wird und sich in 
einer starken zylindrischen Büchse aus. Messing: 
befindet, die einen Schraubenverschluß trägt. 
Im Range nach dem Urmaß kommen die Ar- 
beitsnormale, die in allen Größen zahlreich vor- 
Die beiden wichtigsten sind die 
Meterstäbe S, (Stahlstrichmaß) und B, (Bronze- 
strichmaß). Beide Maße haben H-förmigen (trog- 
förmigen) Querschnitt und sind in der neutralen 
Schicht geteilt. Der von Repsold angefertigte 
Stahlstab ist in Dezimeter, das erste Dezimeter 
ist in Millimeter, die ersten 10 Millimeter sind 
in Zehntelmillimeter geteilt; die Teilung befindet 
sich auf eingesetzten Platinstreifen. B, rührt 
von Reichel her. Es träst auf Platiniridium- 
Pflöcken eine Teilung in Dezimeter, das erste De- 
zimeter ist in Zentimeter, das erste Zentimeter 
in Millimeter, das erste Millimeter in Zehntel- 
millimeter unterteilt. Neben diesen StrichmaBen 
ersten Ranges besitzt die R. M. G. noch eine große 
Anzahl von Stäben und Skalen aus Platiniridium, 
Nickelstahl, Silber, Platin, ferner aus Stahl und 
Messing mit oder ohne eingelegten Silberstreifen 
von 4 m bis herab zu 0,1 m Länge, auch Band- 
maße und Meßdrähte von 30, 25 und 24 m Länge, 
Die Teilungen liegen nur bei einzelnen Stäben 
in der neutralen Schicht, bei der Mehrzahl in 
der Oberfläche. 
Unter den Endmaßen ist das hervorragendste 
eine genaue Nachbildung des deutschen Urmaßes 
aus Platiniridium. Die Länge des Stabes ist 
durch die Endflächen begrenzt. Daneben gilt als 
Stab ersten Ranges das alte preußische Urmaß 
aus Platin von Fortin mit rechteckigem Quer- 
schnitt. Ihm gleich an Wert sind zwei Maßstäbe ° 
quadratischen Querschnittes, einer aus Stahl, der 
andere aus Bronze, beide von Reichel. In die 
Endflichen sind Kegel -aus Saphir eingesetzt, 
deren Spitzen in der Stabachse liegen und die 
Gesamtlänge begrenzen. Ein stählernes Doppel- 
meter von Reichel ist in gleicher Weise herge- 
gerichtet. Zur Prüfung der Industriemaße dient 
ein Satz von Meßklötzen. 
Das deutsche Urgewicht ist eine genaue Nach- 

