


























































hineingeht, nach der Art der Schüttung 
k wechselt, z. B. nach der Fallhöhe der Kör- 
nach der Schnelligkeit der Schüttung, nach 
Grade der Erschütterung und Federung des 
es, der Art der Luftverdrängung usw. Ein 
ässiger Apparat war früher nicht vorhan- 
n; die sogenannte alte holländische Kornschale 
agte, zumal ein Urmaß, auf das die verschie- 
nen Schalen hätten zurückgeführt werden kön- 
n, nicht vorhanden war. Auch die alte deutsche 
hmannsche) und die russische Schale genügten 
nicht. Da hat dann die R. M. G. in langjähriger 
igkeit erst für den Börsenverkehr den deut- 
hen Viertelliterprober für Postproben und den 
rprober herausgebracht. Dann ging es an 
‘onstruktion eines fast selbsttätig arbeiten- 
20-l-Probers für die Qualitätsbestimmung 
zer Schiffsladungen. Unter tätiger Mitwir- 
ing der Firmen Schopper in Leipzig und Som- 
mer und Runge in Berlin-Friedenau ist es gelun- 
n, zwei Apparate zu bauen, die tadellos arbeiten. 
Schoppersche Prober ist durch internationale 
age als der im Getreideverkehr allein maß- 
bende anerkannt und wird in allen Häfen und 
mschlagsplätzen verwendet. Die Urmaße der 
rei Proberarten stehen im Dienstgebäude der 
_M. G. Ihre Nachbildungen werden dauernd 
Vergleichungen benutzt, ein Reiseapparat des 
-l-Probers dient zur Nachprüfung der in deut- 
ıen Häfen aufgestellten großen Prober. Eine 
it geringe Menge von Getreide jeder Art und 
ist in einem Raume aufgestapelt, eine Ent- 
ungsmaschine wird zu seiner Reinigung vor 
ebrauchnahme bereit. gehalten. 
roße und hohe Räume stehen in einem An- 
er Abteilung für Gasmesser zur Verfügung. 
Prüfung der bereits für eichfähig erklärten 
‚messer obliegt, wie die Prüfung der eich- 
igen Wagen jeder Art, auch die der kleinen 
eprober (20-Liter-Prober werden außer von 
. G. nur noch von dem Haupteichamt in 
"und der Eichungsinspektion in Hamburg 
ht) den Eichämtern; die R. M. G. führt in 
ienstgebäude und teilweise auch in den 
sserfabriken nur die Vorversuche aus, die 
Jassung zur Eichung vorausgehen N, zur 
esserung dieser Meßapparate und zur Weiter- 
bild ng der Meßmethoden erforderlich sind. Er- 
1 ‚seien. hier die mannigfachen Versuche über 
G nesser, bei denen das leicht verdunstende 
deshalb zu Betriebsstörungen führende Was- 
schwer verdampfende Mineralölmischun- 
smesser) ersetzt ist, die Versuche über 
asmesser, bei denen an Stelle der leicht 
enden und dann schwer beweglichen 
balgen Membrane aus Textilstoffen, Gold- 
aut und ER verwendet sind. Als Nor-. 

Maß und Gewicht usw. 
_ drische Glocken, die in Wasser tauchen, nach Art 
der großen Gasometer, nur in sehr viel feinerer 
Ausführung und mit verschiedenen Nebeneinrich- 
tungen für besondere Zwecke versehen. Die Ku- 
bizierapparate der R. M. G. haben noch Vorkeh- 
rungen, um den schädlichen Einfluß der Ver- 
dampfung des Wassers, des Abtropfens der Flüs- 
sigkeit an den Wänden der Glocken, der Tempe- 
raturschichtung im Beobachtungsraum usw. auf 
die Veränderung des Luftinhalts der Glocken aus- 
zuscheiden. Große Normalgasmesser und kleine 
Experimentiergasmesser, Ventilatoren zum Füllen 
der Apparate und Durchtreiben der Luft durch 
die Messer, Luftdruckregler und Manometer je- 
der Art, Eichkolben, unter ihnen eine doppelt 
wirkende sogenannte Gasometerwippe, vervollstän- 
digen die Ausrüstung. Im Kriege haben die Ver- 
suche über die Ersetzung der beschlagnahmten 
Metalle, unter denen namentlich Messing bei den 
Gasmessern viel benutzt wird, durch freie Metalle 
wie Zink, viel Arbeit verursacht. Eine besonders 
interessante Aufgabe, bei der die Versuche noch 
nicht abgeschlossen sind, ist. durch die Nutzbar- 
machung des früher frei in die Luft entweichen- 
den Gases in den großen Kokereien und Hütten- 
werken aufgetaucht. Lange Leitungen führen 
dieses Gas jetzt in die umliegenden Betriebe, auch 
in die Städte, wo es zur Weiterverwendung ange- 
sammelt wird. Es handelt sich hier um gewaltige 
Mengen, deren Vermessung durch Riesengas- 
messer mit einem stündlichen Durchlaß von 2000 
ebm und mehr erfolgt. Hierbei müssen die gro- 
ßen Trommeln der Gasmesser sich mit einer Ge- 
schwindigkeit drehen, an die man bisher auch 
nieht entfernt gedacht hatte. Die Abhängigkeit 
der Anzeigen der Gasmesser von ihrer Um- 
drehungszahl festzustellen ist von großer Wich- 
tigkeit, da schon kleine Fehler in den Angaben 
sich in bedeutende Geldwerte umsetzen. 
Neben den Gasmessern haben sich die Wasser- _ 
messer niedergelassen. Bei ihnen ist alles noch 
im Werden. Doch sind aus den Versuchen über 
die Abhängigkeit der Angaben der Wassermesser 
vom Wasserdruck, von der Durchlaßgeschwindig- 
keit, von der Temperatur des Wassers und anderes 
schon schöne Ergebnisse gezeitigt. Auch hat sich 
die R. M. G. die Vervollkommnung der Apparate, 
besonders der Düsenwassermesser und der Kipp- 
wassermesser angelegen sein lassen. Der Bau 
einer großen Wassermesserstation, der bereits ge- 
nehmigt war, und für den die Pläne schon fertig 
vorliegen, hat leider wegen des Krieges verscho- 
ben werden müssen. 
Die Abteilungen für die Prüfungen here Un- 
tersuchungen von Flüssigkeitsmaßen, Fässern, 
TIohlmaßen, Meßwerkzeugen für wissenschaftliche 
und technische Untersuchungen sowie für medi- 
zinische Spritzen seien nur nebenbei erwähnt, da 
sie außer Wagen und Gewichten keine besonderen 
Finriehtungen beanspruchen. Neben der R. M. G. 
sind mit der Eiehung der beiden letztgenannten 
Gattungen von Meßgeräten nur noch die ihr un- 

