















Aby Bares fe Schwerkraft sind nämlich sehr 
‚gering, so daß unser Instrument geeignet sein 
‚mußte, Werte von 1.10”? CGS zu messen. Zu 
diesem Zweck wandte Eötvös die Drehwage an. 
‘Hiangt man nämlich einen Balken mit verhältnis- 
mäßig großem Trägheitsmoment an einen mög- 
lichst dünnen Draht, so läßt sich die gewünschte 
Empfindlichkeit tatsächlich erreichen. Natürlich 
ist mit größter Umsicht dafür zu sorgen, daß 
' das Gehänge vor äußeren störenden Einflüssen 
geschützt sei, 
großer Empfindlichkeit vertrauenswürdig seien. 
Selbstverständlich wirkt auf die Drehwage nicht 
| die ganze Schwerkraft, da sie in horizontaler Rich- 
tung schwingt und demzufolge nur von horizon- 
_ talen Kräften verdreht werden kann, die dadurch 
entstehen, daß die Schwerkraft, welche die Massen 
an den beiden Enden des Balkens angreift, über- 
haupt eine verschiedene Richtung aufweist. Eben 
- deshalb ist dieses Instrument zur Messung kleiner 
Kräfte vorzüglich geeignet. 
pe 















In Fig. 2 ist ein derartiges „einfaches Schwere- 
wariometer“ nach Eötvös im Querschnitt darge- 
lit. Im oberen Rohre befindet sich der Tor- 
ionsdraht, sozusagen die Seele des Instrumentes, 
nit dessen Drillung die einwirkenden Kräfte ge- 
ssen werden, weshalb er von sehr beständiger 
astizität sein muß. Zu diesem Zweck verwendet 
n einen Platin-Iridiumdraht von 0:04 mm 
cke, der durch verschiedene vorausgehende 
Manipulationen beständig gemacht wird. Das Ge- 


wg 
“ 
damit seine Angaben bei solch 
* 
Pekar: aie geophysikalischen Messungen des Barons Roland v. Eötvös. 151 
hänge bildet ein Balken aus Aluminium, an dessen 
einem Ende ein Platinblättchen angebracht ist, 
während am anderen Ende an einem dünnen 
Draht ein ungefähr 30 g wiegender Platinstab 
hängt. Die Drillung des Balkens wird mittels des 
in der Physik häufig verwendeten Spiegels abge- 
lesen. Auf einem senkrechten Ansatz des Balkens 
ist ein kleiner Spiegel angebracht, der sich also 
mit dem Balken zugleich dreht. Dem Spiegel ge- 
genüber am Ende eines längeren Armes befindet 
sich das Fernrohr und darüber die Skala, wie an 
der rechten Seite des Querschnittes ersichtlich ist. 
Wie bereits erwähnt, muß das Instrument vor 
äußeren störenden Einflüssen: Luftströmungen, 
raschem Temperaturwechsel, elektrischen Einwir- 
kungen usw. geschützt ‚werden. Deshalb ist das 
Gehänge selbst in ein -dreifaches Metallgehäuse 
aus 3 bis 5 mm dickem Messingblech oder 
Messingrohren eingeschlossen. Das ganze In- 
strument ist auf einen massiven Sockel mon- 
tiert, und zwar derart, daß es um seine verti- 
kale Achse drehbar und so der Windrose ent- 
sprechend in verschiedene Richtungen oder Azi- 
muthe einstellbar ist. Fig. 3 zeigt eine Photo- 
graphie des ganzen Instrumentes. 
Beim Gebrauch bringt man das Instrument in 
verschiedene Lagen, in verschiedene Azimuthe und 
liest stets zuerst die Gleichgewichtslage des zur 
Ruhe gekommenen: Balkens ab. Dreht man nam- 
lich das Instrument in eine neue Lage, so schwingt 
das Gehänge infolge der unvermeidlichen Erschüt- 
terungen eine beträchtliche Zeit hin und her; diese 
Bewegung kommt aber im Verlauf einer Stunde 
völlig zum Stillstand, dann wird die neue Gleich- 
gewichtslage des Balkens abgelesen usw. Die 
Theorie der Methode erfordert wenigstens fünf 
Lagen, um sämtliche Werte berechnen zu können. 
Gewöhnlich beginnt man die Beobachtungen bei 
nord-südlicher Lage des Instrumentes und setzt 
sie fort, indem man es stundenweise um 72° dreht. 
Um die Langwierigkeit der Messungen herab- 
zusetzen, hat Hotvds ein zweites, sogenanntes ,,dop- 
peltes Schwerevariometer“ konstruiert, dessen 
Äußeres in Fig. 4 dargestellt ist. Dasselbe be- 
steht eigentlich aus zwei nebeneinander angebrach- 
ten Instrumenten, die zueinander um 180° ge- 
dreht und somit diagonal gestellt sind, wie in der 
Figur die herabreichenden Rohre verraten. Das 
eine Instrument ist vorn, das andere hinten ange- 
bracht, vollkommen unabhängig voneinander, nur 
auf gemeinsamem Sockel montiert. In diesem 
Fall kann man also gleichzeitig stets mit zwei In- 
strumenten beobachten und so sind weniger, der 
Theorie gemäß bereits drei Lagen hinreichend. 
Mit dem doppelten Sehwerevariometer beginnt 
man die Beobachtungen in nord-südlicher Rich- 
tung und setzt sie dann mit Drehungen um 120° 
und 240° fort; aus diesen Lagen sind sämtliche 
zu bestimmenden Werte berechenbar. In neuerer 
Zeit arbeiten wir allgemein mit dem doppelten 
Schwerevariometer. Früher mußte das Instru- 
ment beim Transport in mehrere Teile zerlegt 
