

242 mo 
, j } 
haben, in denen nicht “Ba iometer und Thermo- 
meter oder wenigstens Regenmesser in größeren 
Höhen aufgestellt worden waren. Allerdings sind 
in vorstehenden Zahlen auch eine größere Anzahl 
von ‚„Sommerstationen“ inbegriffen, die ıhre 
Tätigkeit nur während der warmen Monate aus- 
übten. Dies gilt vor.allem von verschiedenen Hoch- 
stationen der Alpen und der norwegischen Ge- 
birge, die in den nur monateweise geöffneten 
Schutzhiitten. und Unterkufftshäusern unterge- 
bracht sind. Den größten Anteil an diesem Netz 
haben selbstverständlich die Alpenländer: Oster- 
reich, die Schweiz, Frankreich, Bayern und Ita- 
lien. Von den 2800 Stationen des österreichi- 
schen Beobachtungssystems- befinden sich über 260 
in der Höhenlage von mehr als 1000 m und noch 
21 in einer solchen von mehr als 2000 m. Die 
höchste von allen und zugleich die höchste dauernd 
tätige in ganz Europa ist das Observatorium auf 
dem Sonnblick, 3106 m, in den hohen Tauern. 
In der Schweiz gehören vollends über 25 % aller 
Stationen der Höhenlage von mehr als 1000 m 
an. Von diesen 105 Stationen ragen noch 8 in 
die Zone von 2000 m hinein, aber nur eine, das 
Observatorium auf dem Gipfel des Säntis, er- 
reicht die Höhe von 2500 m. . Nicht inbegriffen 
sind in diesen Ziffern die sogenannten „Totali- 
satoren“, d. h. Sammelgefäße für den Nieder- 
schlag mit Jahresfüllune. Seit dem Sommer 
1913 werden nämlich an einer Reihe hochgelege- 
ner Punkte der -Schweiz, zum Teil weit oberhalb 
der Firngrenze, große Zinkgefäßbe aufgestellt, die 
zur andauernden Sammlung der Niederschläge be- 
stimmt sind. Über diese Einrichtung hat der 
Schweizer Meteorologe Maurer!) mehrfach inter- 
essante Mitteilungen gemacht, aus denen wir die 
folgenden Einzelheiten entnehmen: Der Gedanke, 
durch große Sammelgefäße im der Schweiz den ° 
Niederschlag für längere Zeiträume aufzuspei- 
chern und zu bestimmen, ist nicht neu. Die 
ersten Versuche in dieser Richtung wurden be- 
reits gegen [inde des vorigen Jahrhunderts durch 
die Gletscherkommission der Schweizer natur- 
forschenden Gesellschaft auf Betreiben ihres Prä- 
sidenten Eduard Hagenbach im; Gebiete /des 
Rhonegletschers, 2600 m, angestellt. Man ‘ver- 
wandte hierzu große kubische, wasserdicht schlie- 
Bende Kisten von 1 qm Öffnung. . Die Ergebnisse 
waren aber offenbar nicht befriedigend'und recht- 
fertigten die hohen Kosten und großen Mühen 
des Aufbaus dieser Forschungsmittel in keiner 
Weise. Ähnliche Versuche wurden etwas später 
von amerikanischen Meteorologen in den Gebir- 
gen Nordamerikas unternommen. ‘Sie benutzten 
umfangreiche, mit besonderen Windschutzvor- 
richtungen ausgestattete Schneekisten, deren 
Kantenlänge 1% m betrug. In diese hinein wur- 
den erst die eigentlichen. Sammelgefäße gestellt, 
die man mit Öl und Salz beschickte, um die Ver- 
dunstung zu verhindern und das Auftauen des 
*) Met. Zeitschr. 1915, S. 16, und ‚Das eye 
Sonderheft zu: Aßmanns 70. Geburtstag, 1915, S. 
" Klengel: Europas meteorologische Hochstationen vo 
“ Die Auffangfläche beträgt: also 200 em?, bei 
schickt, 
in einem 
summe von ca.‘ 100 mm bei dem erstere 
gegenüber‘, dem . letzteren ergeben, weil 
„der einmaligen Ablesune der : “Mouginappara 
Wegfall kommen.. 
 sammler 
recht zuverlässig angesehen werden. 
J’olumens ersetzt, 

= 
ie ~ Rone ge SEE NN 








































Shnes zu bewirken oder zu er 
mit diesen Apparaten verfolete man den 
an weit entlegenen und im Winter schwer : 
lichen Punkten des Hochgebirges Regen a 
Schnee lange Zeit aufzuspeichern, 
legener Zeit die“ Sammelgefäße wiedeg al 
suchen und. ihren Inhalt zu messen. In 
Schweiz wurden die nach dem gleichen Ziel 
richteten Versuche seit 1910 durch den savoyi 
Forstinspektor Mougin wieder aufgenommen. — 
gelang ihm, Niederschlagssammler zu kons 
ieren, die es gestatten, den Schnee und. Reger 
monatelang, ja sogar 1 Jahr lang zu bewahren 
so daß nur in der günstigen Jahreszeit eine 
sung notwendig wird. Ein Totalisator, Sys em 
Mougin, ist ein Zinkblechgefäß von 50 em Durc 
messer, 95 cm Höhe und einer oberen £ 
Öffnung von 16 em Durchmesser (Hellmannri 
1 1 Schmelzwasser einer Niederschlagshöhe 
50 mm entspricht. Insgesamt‘ würde der Inhe 
eines solchen Sammlers eine Niederschlagshö 
von 4000 mm darstellen. Das Gefäß wird m 
um das andauernde Auftauen des Schnees zı zu.h 
wirken, vorher mit einer Chlorealeiumlésung b 
und zwar nimmt man gewöhnlich 5 kg 
CaCl, auf 5—6 1 Wasser. Durch diese Lösung 
wird der Schneeniederschlag, auch bei sehr ti | 
Außentemperaturen von — 30° in wässerig 
Form gehalten; eine Decke von Vaselinol (1 
das ebenfalls vorher dem Gefäß zugefügt w 
hat die Aufgabe, die Verdunstung der Schmel 
flüssigkeit zu verhindern. Um endlich die‘; 
renden Einwirkungen des Windes -aufzuhe 
die eine Verminderung der in Schneeform & 
fallenen Niederschläge um 20% - hervorr 
können, wurden: die Niederschlagssammler mi 
einem geeigneten Windschutzring. (Niphersch 
Form) versehen. Dieser Windschutz hat 100 b 
120 em Durchmesser und besitzt die Gestalt ei 
abgestumpften Kegels. Genaue Vergleiche ein 
dergestalt ausgestatteten Totalisators mit eine 
täglich ~ abgelesenen Stationsregenmesser — “habe 
Fall einen Überschuß der Jahre 

die unvermeidlichen kleinen Fehler der täglie 
Ablesung bei den gewöhnlichen Apparaten 
"Die mit dem Niederschlags- 
festgestellten Werte können daher als 
Was’ die 
lesung ‘am Totalisator anbelangt, so würde. d 
Gewichtsbestimmung des Gesamtinhalts nach Ab- 
lauf eines Jahres wohl die sicherste Form | der 
Messung bedeuten. Es müßte vom Gesamtgewich 
natürlich das Gewicht der CaCl- -Lösung und des 
Vaselinöls abgezogen werden. Da aber das Mit- 
führen einer Wage in die. Hochregionen mit gro 
ßen Schwierigkeiten verbunden ist, so. wird die 
Gewichtsermittlung durch eine Bestimmung des 
‚die wesentlich einfacher ist 
Re 
, 

