

330 
wicht angebracht sind. Der Balken ist in dem 
doppelwandigen horizontal stehenden Rohre ein- 
geschlossen, um gegen die äußeren störenden Hin- 
flüsse besser geschützt zu sein. Die Kompen- 
 sationsmassen haben die Form von Zylinderqua- 
dranten, deren mittlere Kanten abgeschnitten, 
rylindrisch ausgehöhlt und paarweise gegenüber- 
liegend an eine Metallhülse angelötet sind. Je 
ein Quadrantenpaar bildet einen Kompensator, 
welcher an einem besonderen: Gestell um eine 
horizontale Achse drehbar angebracht ist. An 































































































































































































































































































































































































































Fig. 2 
den beiden Enden (des Drehwagebalkens) ist auf 
das Rohr des Apparates je ein solcher Kompen- 
sator daraufgeschoben, und zwar so, daß sich die © 
Kugeln des Balkens um die Mitte der Zylinder- 
quadranten bewegen. Die Beobachtung geschieht 
durch Spiegelablesung, und zur Steigerung der 
Empfindlichkeit durch photographische Re- 
gistrierung. 
Die Empfindlichkeit des Instrumentes hängt 
von der Stellung der Kompensatoren gegen die 
Vertikale ab. Wenn die Bleiquadranten sich 
in einer vertikalen Lage befinden, nämlich 
der eine über und der andere unter 
Drehwagekugeln, dann wird die 
lichkeit des Instrumentes nicht beeinflußt, 

. haben, also ihre Massen sich seitwärts des Bal- 

dien eine der Absorption ähnliche a 
“Erde durch die dazwischenliegenden Kompensa- 
- ziehung der 
den- 
Empfind- — 
weil in dieser * 
massen auf den in der Ho 
bewegenden Balken vertikale Kräfte ‚ausüb: 
Wenn aber die Kompensatoren eine geneigte Lage 




























kens befinden, dann haben die von den Quadran- 
ten ausgeübten Kräfte auch horizontale Kompc O- 
nenten. In der Mittellage des Balkens halten 
sich diese von entgegengesetzten Seiten kommen- 
den, von den gleichen Quadranten ausgeübten 
Kräfte das Gleichgewicht. Wenn aber der Ba 
ken durch Anziehung einer- äußeren Masse — 
seiner zentralen Lage weicht, dann halten sie 
die Kräfte eines Quadrantenpaares nicht meh 
das Gleichgewicht, und die Amplitude wird dur 
die Attraktion der Kompensationsmassen v 
größert. Je größer die Neigung der Kompe 
satoren zur vertikalen Lage, um so größer ist die 
Empfindlichkeit des Instrumentes. Die Theorie“ 
gibt den genauen Zusammenhang zwischen der 
Neigung der Kompensatoren und der ee 
findlichkeit des Apparates. Theoretisch läßt 
sich die Empfindlichkeit dieses Instrumente 5 
nach Belieben bis ins Unendliche steigern. In der 
Praxis ist diese Steigerung durch den Umstand 
begrenzt, daß eine Steigerung der Empfindlich- 
keit auch eine Zunahme der Störungen nach sich 
zieht, so daß für deren Ausschluß Sorge getragen 
werden muß, was mit geeigneten Hinrichtunge 
in ziemlich weitem Maße auch möglich ist. 
3. Einen besonderen Teil der Untersuchunger 
bilden die früheren Versuche Eötvös’ zur Kla- 
rung der Frage, ob nicht bezüglich der Gravi- 
tation die den Zwischenraum ausfüllenden Me- 





Fe 27 
üben, ob sie die Anziehungskraft nicht absorbie- 
ren, verringern. Bei diesen Experimenten v 
wendeten wir den Gravitations-Kompensator, u 
zwar untersuchten wir nach besonderen Ver- 
fahren, in welchem Maße die Anziehungskraft der 
tionsbleimassen beeinflußt wird. Wenn nämlich 
die Quadranten des Kompensators so - gestellt 
sind, wie in Fig. 3, dann wirkt. die — : An-2 
einen Hälfte der Erdkugel | un- 

a Sie ist in folgender Abhandlung zu Enden 
R. v. Eötvös, Untersuchungen über Gravitation und 
Erdmagnetismus. Annalen der Im und re 
Neue Hals Bd. 59, 1896. & sen 
