i 
718 
Sorte für ein konstantes Fabrikationsprodukt in be- 
zug auf Empfindlichkeit zu halten. Bei der absicht- 
lichen Wiederholung der Köhlerschen Randstreifen mit 
verschiedenen Platten würde die wechselnde Empfind- 
lichkeit eine wesentliche Rolle spielen. 
Die Diskussion der Köhlerschen Streifen dürfte 
ihre Natur aufgeklärt haben. Sie bietet ein gutes Bei- 
spiel dafür, wie bei der feineren Arbeit des Röntgeno- 
logen auch wenn vom rein-medizinischen abgesehen 
wird — die verschiedenartigsten Gebiete heranzuziehen sind. 

Im Kriege haben bei beiden Parteien die ange- 
fangenen Gedankenreihen der Forschung sich unab- 
hängig voneinander weiterentwickelt. . Der Parallelis- 
mus des Fortschritts tritt besonders auffallend in 
einer Arbeit des amerikanischen Physikers A. W. Hull 
zutage, die eine neue Methode der Bestimmung der 
Kristallstruktur durch Röntgeninterferenzen betrifft 
(A new Method of X-Ray Crystal-Analysis, Physical 
Review, N. S. X pg. 661, December 1917). Die Methode, 
die Hull erfunden zu haben vermeint, ist genau die 
gleiche, die P. Debye und P. Scherrer in der Physikal. 
Ztschrft. XVII, p. 277, 1916, also 14% Jahre vorher 
beschrieben haben. 
Das Wesentliche der Methode besteht darin, daß zur 
Erzeugung des Interferenzbildes ein aus sehr vielen 
kleinen Kristallindividuen bestehendes Pulver benutzt 
wird, anstatt des einen wohlausgebildeten und genau 
eingestellten Kristalls, der sowohl für Aufnahmen nach 
Laue-Friedrich-Knipping wie für Spektrometermessun- 
gen mit der Braggschen Anordnung unerläßlich ist. 
Ein Kristallpulver oder ein mikrokristalliner Körper 
(z. B. Metall) enthält kleine Kristallindividuen in 
regelloser Orientierung. Wird ein Stäbchen aus 
solehem Material mit parallelem monochromatischem 
Röntgenlicht von einer gewissen Wellenlänge A be- 
strahlt, so gibt es unter den vielen Kriställchen stets 
eine Anzahl, deren eine Flächensorte mit dem ein- 
fallenden Strahl gerade den Reflexionswinkel ein- 
schließt, so daß der auftreffende Teil des Primär- 
strahls reflektiert wird. Wie man weiß, tritt Re- 
flexion der Röntgenstrahlen nur unter solchen Win- 
keln % ein, deren Sinus ein ganzes Vielfaches des 
Verhältnisses von Wellenlänge zu doppeltem Abstand 
der betreffenden Spiegelflächen ist (Braggsche Bedin- 
gung n\=2dsind). Im allgemeinen werden die- 
selben Kriställchen nicht in der Lage sein, die Wellen- 
länge } mit einer zweiten Flächenart zu reflektieren; 
aber es gibt bei genügend feiner Verteilung des kristal- 
linen Materials sicherlich eine große Zahl anderer 
Kriställchen, bei denen diese zweite Flächenart den 
für sie geeigneten Reflexionswinkel gegen den Pri- 
märstrahl aufweist. Da es einen ganzen Kegel von 
Richtungen um den Primärstrahl herum gibt, die mit 
diesem einen bestimmten Winkel einschließen, so bil- 
den die von allen Flächensorten reflektierten Strahlen 
eine Schar von Kegelmänteln mit gemeinsamer Spitze 
an der durchstrahlten Stelle des Präparates. Die 
Öffnungswinkel der Kegel kennzeichnen : die inneren 
Flächenabstände in den Kriställchen. 
Die experimentelle Durchführung dieses Gedankens 
ist bei Hull fast die gleiche wie bei Debye und 
Scherrer. Aus dem Strahlenkegel der Antikathode 
wird durch eine Doppelblende ein enges Biindel aus- 
gesondert, das auf das Kristallpulver fällt. Dieses ist 
in eine Papierhülse oder in ein dünnes Glasröhrchen 
geschüttet. Je feiner seine Verteilung, um so besser; 
sollte es so grobkörnig sein, daß sich seine körnige 
Struktur in den Interferenzstrichen bemerkbar macht 
Mitteilungen aus dem Gebiete der Röntgenstrahlen. 
Die Natur- 
wissenschaften 
(Körnerdurchmesser > 0,1 mm), so wird es während 
der Aufnahme gedreht. Schwierigkeiten wurden bei 
sehr weichen Kristallen darin gefunden, die Struktur 
nicht zu stören. Wie nämlich Debye und Scherrer aus 
ihren Versuchen 'schließen, läßt sich bei Graphit der Ab- 
stand der einen Flächensorte schon durch geringen 
Druck um 15 % des normalen Wertes ändern. Nur 
durch langes Ausglühen und vorsichtigstes Einfüllen 
in die Papierhülse gelang es ihnen, ein einheitliches 
Graphitpulver zu erhalten, das scharfe Reflexion lie- 
ferte. Ähnlichen Schwierigkeiten bei der Herstellung 
des kleinkristallinen Materials ist Hull bei Na, K, 
Li begegnet. Ein aus einem alten Na-Block geschnit- 
tener Stab zeigte, daß das ganze Stück ein einziger 
Kristall war. Nach vergeblichen Versuchen, durch De- 
stillation oder Schmelzen in heißem Xylol kleine Kri- 
stalle zu erhalten (das entstehende tropfenförmige Na 
war amorph), wurde das Metall durch Ziehbacken zu 
einem 0,1 mm dünnen Faden gepreßt, dieser möglichst 
unregelmäßig in einem Glasrohr von 1 mm @ unter- 
gebracht und während der Aufnahme gedreht und ver- 
schoben. Kontrollaufnahmen lieferten bei Na überein- 
stimmende Bilder. 
Schwierigkeiten der Materialbeschaffung dürften 
bei der Methode der Mikrokristalle die Ausnahme sein; 
ja, der Hauptvorteil gegenüber der Laue- und der 
Braggmethode besteht darin, daß die Beschaffung des 
großen einheitlichen störungsfrei gewachsenen Kri- 
stalls fortfällt, die oft unüberwindlich schwer ist. 
Die vom Kristallpulver ausgehenden Interferenz- 
strahlen werden photographisch nachgewiesen; bei Debye- 
Scherrer auf einem gebogenen Film, der das Präparat 
im Kreise umschließt und auch die nach der Röntgen- 
röhre hin austretenden Strahlen aufzeichnet; bei Hull 
hingegen meistens mit Platte und Verstärkungsschirm. 
Trotz höchster Belastung der Coolidgeröhre (bis 37 
Milliampére Dauerbelastung!) beträgt die Aufnahme- 
zeit je nach Feinheit der Blende 6—20 Stunden. D.- 
Sch. kommen ohne Verwendung von Verstärkungs- 
schirmen mit geringeren Zeiten aus; sie erreichen dies 
durch Benutzung einer eigens gebauten Röntgenröhre 
mit möglichst geringem Abstand Antikathode—Kri- 
stallpulver. 
Ferner haben Debye und Scherrer als Antikathoden- 
material Kupfer, dessen K.-Strahlung im wesentlichen die 
Wellenlängen K.=1,549 A1), Kz= 1,402 Ä (Cu) enthält, — 
halb so lang ist die K-Welle des Molybdäns, die Hull 
bevorzugt: K„= 0,712 A (Mo). Die Wahl der Wellenlänge 
ist von Wichtigkeit, weil sie die Anzahl Linien be- 
stimmt, die man bei ein und demselben Kristallpulver 
überhaupt erzeugen kann. Denn da (nach der oben 
zitierten Reflexionsformel) die Wellenlänge stets klei- 
ner sein muß als der doppelte Abstand der spiegelnden 
inneren Kristallflächen, so können lange Wellenlängen 
nur von wenigen Flächensorten zurückgeworfen werden. 
Beispielshalber gibt es im Diamant nur 3 Flächen, die 
die Eisenlinien \=1,93 A reflektieren, hingegen für 
die Molybdänlinien 27 und für die Wolframlinien 
(0,212 A) mehr als 100 spiegelnde Flächen. Es han- 
delt sich darum, einerseits eine unübersichtliche Fülle 
von Linien zu vermeiden, andrerseits genügend viel 
Linien zur eindeutigen Bestimmung der Struktur zu 
erhalten. 15 bis 30 Linien sind Zahlen, die von beiden 
Autoren bevorzugt werden. 
Bei der oben angestellten Überlegung über die Lage 
der Interferenzen wurde angenommen, daß der Pri- 
märstrahl nur eine Wellenlänge A enthalte. Dies ist 
1) 1A (Angström-Einheit) =10—$ cm. 
N 
END 
