
988° 
Langmuir ist nicht erforderlich. Der bei F an- 
geschlossene Rezipient kommyniziert durch die 
Kugel G hindurch mit dem Dampfstrahl. Die 
Vorvakuumpumpe wird bei V angeschlossen. Die 
Pumpe saugt sämtliche Gase und Dämpfe ab. 
Da die Mündungsfläche nicht ganz eine Fläche 
von konstantem Drucke ist, sondern die Fläche 
p = p, (p, Druck im Vorvakuum). etwas nach 
außen konvex die Mündungsfläche überwölbt, so 
dringen, ohne die Pumpwirkung merkbar zu 
schädigen, geringe Mengen Quecksilberdampf 
nach @ und kondensieren sich dort. 
Charakteristisch für die Parallelstrahlpumpe 
ist vor allem das Fehlen eines Spaltes und das 
Fehlen von kondensierenden Oberflächen; die 
Pumpe ist ausschließlich luftgekühlt. Da durch 
den Querschnitt der Düsenmündung der Betrag 
der Expansion festgelegt ist, muß die Saugwir- 
kung der Pumpe vom Druck, d. h. von der Tem- 
peratur des Quecksilbers im Siedegefäß abhän- 
gen. Tatsächlich zeigt die Parallelstrah:pumpe 
ein wenn auch nicht sehr spitzes Maximum in 
Abhängigkeit von der Temperatur. Die Saugge- 
schwindigkeit ist nahe dieselbe wie die der 
Kondensationspumpe, deren Hauptvorzüge ihr 
gegenüber die Temperaturunabhingigkeit und 
die leichte Herstellbarkeit sind. 
Seit Juli 1917 bringt die Fa. Leybold’s 
Nachflg., Köln, ~ eine Neukonstruktion - der 
Gaedeschen Diffusionsluftpumpe auf den Markt, 
die in Fig. 5 schematisch dargestellt ist und die 
man wohl zweckmäßiger als Kondensations- 
pumpe bezeichnet. Jedenfalls trägt sie alle 
Kennzeichen einer solchen: die hohe Saugge- 
schwindigkeit S = 2000—3000 cem/see, das Vor- 
handensein stark , wirkender Kondensflächen 
(Kondenser C und luftgekühlte obere Wandung 
von B), beträchtliche Unabhängigkeit von der 
Temperatur des Quecksilbers A im Siederohr so- 
wie weiter Spalt (0,5 bis 2 mm). Der Queck- 
silberdampfstrom steigt an der Wandung von B 
entlang aufwärts, nimmt bei S die Gasmoleküle | 
mit und treibt sie am Kondenser C entlang- in 
das Vorvakuum hinein. Bei V ist die Vorpumpe, 
bei F der Rezipient angeschlossen. Das Kon- 
densquecksilber kehrt größtenteils durch ‘den 
Spalt S und das Rohr D nach A zurück. 
Wie Versuche ergaben, wird die Wirksamkeit 
der Pumpe durch diese Rückführung des Kon- | 
densquecksilbers durch S und D nach 4- bei 
stärkerer Erhitzung des Quecksilbers A gestört. 
Einmal dürften die im Dampfstrahi in der Höhe 
etwas über S schwebenden Kondenströpfehen wie 
auch der seitliche Anschluß zum Rezipienten auf 
die freie Entwicklung des Dampfstrahles störend 
wirken und damit die Gasabgabe bei S an den 
Dampfstrahl erschweren, und andererseits gibt 
die in D befindliche freie heiße Quecksilber- 
oberfläche Dämpfe direkt ins Hochvakuum ab, 
zu deren Kondensation bei stärkerer Erhitzung 
des Quecksilbers A der ins Hochvakuum ragende 
Kühlansatz E nicht mehr ausreicht. Daraus er- 
Heizung. Gemeinhin rarwomder man "zum 




Quecksilberdampf- “Kondensationspumpe v 
hitzen des Quecksilbers im Siedegefäß B 
brenner oder elektrische Öfen. Letztere. 
den Nachteil einer gewissen Trägheit, be 
