
1000 
Wiirmemenge Vi, welche durch die Zuleitungs- 
drähte usw. abströmt, ist leicht mit gentigender 
Genauigkeit zu ermitteln. Die quer durch die 
Wände des oberen Teils des das Ganze bedecken- 
den Vakuummantelgefäßes ausströmende Wärme 
V2 wird durch eine besondere. Messung, die 
achsiale Wärmeströmung V; in der inneren Glas- 
wand des Gefäßes durch Aufstellung und Inte- 
gration der Differentialgleichung des Temperatur- 
verlaufs in dem Luise und in der Glaswand 
bestimmt. = 
Aneroid mit kleinem Nachwirkungsfehler. 
Aus einer experimentellen Untersuchung er- 
geben sich folgende Maßnahmen zur Herabminde- 
. rung des schädlichen Einflusses der Nachwirkung: 
Wahl einer möglichst dünnen Membran; Wahl 
einer starken Feder, -da die Nachwirkung der 
Feder sehr klein gemacht werden kann; Ersetzung 
der einfachen Dose durch eine Doppeldose (Boden 
der. Dose wie ihr Deckel gebildet) oder mehrere 
solcher Dosen übereinander, da bei gleichem Aus- 
schlag die Beanspruchung der einzelnen Membran 
der Anzahl der Membranen umgekehrt proportio- 
nal ist. — Durch diese Maßnahmen sind in der 
Reichsanstalt Aneroide mit einer Doppeldose her- 
gestellt, deren Angaben bei Beanspruchung zwi- 
schen 760 und 400 mm Quecksilberdruck um 
nicht mehr als 1 mm gefälscht sind. 
Prüfungstätigkeit. 
Es wurden 2639 wissenschaftliche und über 
20000 ärztliche Thermometer geprüft, ferner 139 
elektrische und optische Thermometer, 42 Instru- 
mente für Druckmessung, 96 Apparate zur Unter- 
suchung des Erdöls, ferner Verbrennungskalori- 
meter, Öle auf Zahigkeit, Legierungsringe, Gas- 
brenner auf Gasverbrauch, eine Rohrverschrau- 
bung auf Gasdichtigkeit bei 100 at; endlich wur- 
den 12 Ausdehnungsmessungen gefordert. — In 
den unter der Kontrolle: der Reichsanstalt ste- 
henden Prüfungsanstalten wurden in Ilmenau 
443290 ärztliche und 1126 andere, in Gehlberg 
200 981 ärztliche Thermometer geprüft. 
Vereinheitlichung der Thermometerskale, 
Um die Celsiusskale zum alleinigen Gebrauch 
zu bringen, hat die Reichsanstalt seit Januar 1901 
alle Reaumurthermometer von der, Prüfung. zu- 
rückgewiesen. _ In - derselben Absicht hat der 
- Reichskanzler durch Rundschreiben vom 9. März 
1901 die Bundesregierungen aufgefordert, in allen 
öffentlichen Krankenanstalten, in den öffentlichen 
Lehranstalten sowie den ‘höheren und niederen 
Schulen die hundertteilige Skale einzuführen. 
Ferner ist durch Schreiben vom 19. Mai 1903 an 
- allein von seiten ‚der Verbraucher ‚entgegen 
zahlreiche Fachvereine die Einführung der. Cel- 3 
siusskale angeregt worden. Uberblickt man heute 
den Erfolg dieser Bestrebungen, so ist festzustel- 
len, daß das Réaumurthermometer, abgesehen von 
der Wissenschaft, wo die Celsiusskale schon lange 
‘Alleinherrscherin- war, noch vielfach gebraucht 
wird. Im technischen Betrieb benutzt eine dop- 
_ pelte Skale besonders das Braugewerbe, wo die 
hat der Reichsanstalt Te Shed i 
x Aufmerksamkeit erneut auf diese Frage zu rick 























Elle ee "HBelstardes von priv 
fungsanstalten begünstigt wird, die nach 
neben Oelsiusthermometern auch Réaumurin t 
mente prüfen, ask EB peresoney bap a 
Er ee 
NERS Ihrer Lösung stehen Schwieriekeiten 

von der alten Gewohnheit ungern ablassen, sc 
dern auch von seiten der Fabrikanten. Denn « 
wohl diesen die Einführung einer einheitli 
Skale nur willkommen sein müßte, da sie die 
fertigung der Thermometer vereinfacht, 's 
hindert doch die Spaltung der Thermometeri dv 
strie in viele Kleinbetriebe ein gemeinsames. 
gehen. Zur Beseitigung des herrschenden 
standes hatte die Bayerische Akademie vor, 
schlagen, die Anfertigung von Réaumurther 10 

mäßig mit der Definition der ee als 
setzliches Temperaturmaß vereinigen, da‘; 
dieser Richtung noch eine Lücke im Ce 
ie ga ist. pee 

iin 
DE Ausdelinung des er: Ww 
bzw. 99,6 % Reingehalt gemessen, a 7 
beiden Fallen een ‚der ‚ Fizeauschen un 
darstellen. Ein ee in ER Anda 
der beiden Reinheitsstufen ist nicht nachwe 
Die Zerreißfestigkeit wurde u an de : 
minium II mit 984% Beinschait = drei 
schiedenen Temperaturen gemessen. Die R 
tate sind in der folgenden Tabelle enthalten 3 
Dehnung vor dem Bruch ist für ein ursprüng] 
6 em langes Stück des Versuchsdrahtes be: 
Aluminiumdraht von 6 mm Durehm 

Zerreißfestigkeit in 5 

Tempe- kg/mm? : : 
voter {aur | AVL Al Vv ALIL | ALI 
20° 132.) 132] 198° 80%, € 
100° | 112 | 10,6 | 105 | — 
20% | — | 6%, 65 | — 
ER By | PA Pe 

