
Heft 3. | 
19.1. 1923. 
gleichwertig zeigte sich der Anatas. Mit dem Anti- 
. monglanz wurden ungeachtet des hohen Brechungs- 
exponenten recht ungiinstige Resultate erhalten. Seine 
sehr starke Absorption verursacht sehr starke Licht- 
verluste und hebt die Wirkung des sehr hohen Expo- 
nenten zum großen Teil wieder auf. Auch läßt die 
Haltbarkeit der Antimonglanzsuspension zu wünschen 
übrig. Die Teilchen flocken schon nach 1 Tage voll- 
kommen aus und lassen sich durch Schütteln nicht wie- 
der genügend fein zerteilen. Anatas- und Rutilzertei- 
lungen sind dagegen sehr haltbar, wenn in Gefäßen 
aus Jenaer Glas aufbewahrt. Sie setzen erst in 1 bis 
2 Tagen ab und bilden nur langsam Sekundärteilchen. 
Selbst nach mehreren Monaten können die abgesetzten 
Teilchen durch einfaches kräftiges Umschütteln wieder 
in eine für den vorliegenden Zweck brauchbare Sus- 
pension gebracht werden. Nach dem Umschütteln läßt 
. man die entstandenen gröbsten Teilchen etwa 1 Minute 
lang absitzen und kann dann aus der darüberstehen- 
den milchigen Flüssigkeit mit einem Glasstab einen 
Tropfen entnehmen. 
















4 Bei Benutzung der Rutil-Zerteilungen kann ein ge- 
- niigend helles Projektionsbild von etwa 10 000facher 
r- Vergrößerung auf 7 m Entfernung erhalten werden 
_ und zwar ohne Anwendung einer Mattscheibe unmittel- 
bar auf einer weißen Projektionswand. Ein für nicht 
' zu großen Raum vorzüglich brauchbares Bild von 
 38000facher Vergrößerung wurde bei 2,2 m Schirm- 
 abstand (gerechnet von der Mikroskopachse ab) er- 
- halten. Benutzt man an Stelle einer weißen Projek- 
tionswand eine matte Glasscheibe und beobachtet durch 
diese hindurch gegen das ankommende Licht, so läßt 
sich die Erscheinung, selbst in einem nicht vollkommen 
(dunklen Raume, noch bei 3—4 m Projektionsentfer- 
nung fiir einen Zerstreuungswinkel von 8—10° mit 
_ großer und für einen solchen von über 30° mit aus- 
reichender Helligkeit demonstrierent). Als Beweis für 
die große Helligkeit der Rutilteilchen Können die Fig. 
2 und. 3 dienen. Sie sind ebenso wie Fig. 1 bei nur 
1/199 sec. Belichtungszeit auf Ultra-Rapid-Platte von 
- Hauff gewonnen. An Stelle von Okular 1 wurde Nr. 2 
benutzt. Die Kameralänge betrug von Okularkopf bis 
Mattscheibe 170 mm, die Viergrößerung 250fach. Zwi- 
"schen den Aufnahmen 2 und 3 liegt ein Zeitunterschied 
von 1 Minute. Die Originalnegative sind trotz der 
‚kurzen Belichtungs- und einer normalen Entwicklungs- 
zeit sogar ein wenig überbelichtet. 



1) Für größere Entfernungen ist ein Aluminium- 
Projektionsschirm vorteilhaft zu verwenden, der wegen 
seines beschränkten Zerstreuungswinkels in breiten 
Räumen um die Vertikale gedreht wird. 
Besprechungen. 43 
Bedingung für die Erreichung einer maximalen 
Wirkung sind genaue Zentrierung und Fokusierung 
des Lichtfleckes vom Kardioidkondensor in der 
Mikroskopachse und in der Präparatebene. An Stelle des 
Kardioidkondensors wurde der Paraboloidkondensor mit 
fast gleichem Erfolge benutzt. Natürlich kann jeder 
den genannten Kondensoren im der Lichtstärke 
gleichwertige Dunkelfeldkondensor Anwendung finden. 
Auf kürzere Entfernung von 2 bis 3 m lassen sich 
die in Brownscher Bewegung begriffenen Rutilteilchen 
auch im Hellfeld projizieren. Hierzu genügt ein Kon- 
densor mit der numerischen Apertur 1,0 oder 1,2 mm. 
Als übrige Optik hat sich dieselbe wie vorher bewährt. 
Steht eine Ölimmersion der numerischen Apertur 1,25 
oder 1,30 zur Verfügung, so wird diese am besten durch 
eine Einhängeblende auf 1,0 abgeblendet. Will man 
eine solche Immersion an Stelle der obengenannten bei 
Dunkelfeldbeleuchtung benutzen, so ist dieses sogar 
Bedingung. Für größere Entfernungen wird die Pro- 
jektion der Rutilteilchen vorteilhafter mit Dunkelfeld- 
beleuchtung ausgeführt. 

Der Umstand, daß die Rutilsuspension sehr ver- 
schieden große Teilchen enthält, ist für die Demon- 
stration sehr günstig. Man kann daran nämlich sehr 
deutlich sehen, daß die Lebhaftigkeit der Brownschen 
Bewegung mit zunehmender Teilchengröße abnimmt. 
Die größeren Teilchen von 3 u etwa zeigen nur noch 
eine kleine Amplitude; gleichzeitig ist bei ihnen die 
Drehkomponente der Molekularbewegung zu beachten. 
Für Dauerbeobachtungen wurde an Stelle des ge- 
wohnlichen Objektträgers ein nach dem Vorbild der 
bekannten Zählkammern gebaute Beobachtungskammer 
von etwa 0,01 mm Tiefe benutzt. Die Rutilsuspension 
bleibt darin bis zu 24 Stunden brauchbar. 
Gelegentlich der diesjährigen Naturforscherver- 
sammlung in Leipzig wurde einer großen Anzahl Be- 
sucher der Ausstellung von R. Winkel, Göttingen, die 
Projektion der Brownschen Molekularbewegung vorge- 
führt. Die Apparatur sowie brauchbare Rutilsuspen-, 
sionen und Beobachtungskammern sind durch die 
vorgenannte Firma zu beziehen. A. Ehringhaus. 
Besprechungen. 
Hoffmann, Hermann, Die individuelle Entwicklungs- 
kurve des Menschen, ein Problem der medizinischen 
Konstitutions- und Vererbungslehre. Berlin, Julius 
Springer, 1922. 56 S. 
Bei der Entstehung des Körpers üben vor allem die 
in den wachsenden Organen. selbst liegenden Eigen- 
schaften den bildenden Einfluß aus. Neben diesen 
