


































auf seiner en. Fläche. in einem Mines: 
pfen die Bakterien, aus denen eins dann mit 
sr Öse abgefangen wurde. Unabhängig von ihm 
‘and einige Jahre später (1904) der Amerikaner 
. A. Barber seinen sog. Pipettenhalter, der, 
venngleich in einer anderen Ausführung, die- 
selbe Leistungsfähigkeit "besaß wie der Isolier- 
 apparat von Schouten. Auch Barber hat seinen 
Apparat vorwiegend für bakteriologische Einzel- 
kulturen verwendet. Er gebrauchte aber keine 
Glasösen dazu, sondern äußerst feine. Glas- 
pipetten (Mikropipetten), die er dann auch für 
_ zytologische Zwecke verwendete. Barber war 
auch der erste, der die für die zytologischen 
Untersuchungen am besten geeigneten Feingeräte, 
die Mikronadeln, erfand. Auf einer winzigen 
asflamme hat er Glaskapillaren in so feine 
Nadeln ausgezogen, daß diese eine nur. 30—40 u 
ange und»höchstens 1 uw dicke Spitze hatten. Mit 
esen Nadeln konnte er einige einfache Zell- 
erationen, das Anstechen oder -schneiden der 
ren, auf der einen Seite offenen feuchten 
Kammer und im hängenden Tropfen operierte, 
wie Schouten. Barber hat also zuerst den Weg 
zeigt, wie das Verfahren nicht nur bei bakte- 
ologischen, sondern auch bei zytologischen 
ragen angewendet werden kann. Auf Grund 
iner Anweisungen und mit seinem Apparat 
ben dann Kite und Chambers die Methode für 
ne ganze Reihe von zytologischen Fragen be- 
nutzt und den zytologischen Anforderungen ent- 
chend ausgestaltet. Die systematische Ein- 
rung der Methode in die Biologie ist ohne 
eifel an den Namen von Chambers geknüpft. 
B at auch selbst in letzter Zeit einen neuen 
rat an Stelle des Barberschen . Pipetten- 
s erfunden, der diesem gegenüber den 
1 Vorteil. hat, daß man gleichzeitig mit 
nstrumenten arbeiten kann, was bei dem 
schen Apparat recht umständlich ist. Auch 
el beim Gebrauch des Barberschen Pipetten- 
ters, ist hier gänzlich ausgeschaltet. 
ikrurgischen Zwecken, d. h. zur Aus- 
Ser ausgedriickt, zu den Mikromanipula- 
en wurde nun im vorigen Jahr unter der Lei- 
Prof. H. Siedentopf und nach meinen 
der Zeißsche Mikromanipulator erbaut 
x ich stellt einen von den ee 
S inkicheonden, die Do pasivionestative 
‘genügen zwei solche, eins rechts und 
Man kann aber noch zwei weitere 

- Zellen ausführen, wobei er ebenso in einer glü- 

=< 83 
vor dem Mikroskop mufetelion und nötigenfalls 
mit vier Operationsstativen arbeiten. Jedes von 
ihnen trägt an seinem oberen Ende den Instru- 
mententisch, in dessen Klammern die Feingeräte 
(Mikroinstrumente) eingeklemmt werden. Ein 
Teil der Instrumente (alle Pipetten und ähnliche 
aus dickeren Glasröhren angefertigte Werkzeuge) 
liegt unmittelbar in der Klammer drinn, ‘lie 
anderen, z. B. alle aus Kapillaren hergestellten 
Feinnadeln, Messerchen u. ähnl., müssen zuerst 
in besondere Nadelhalter eingefügt werden. Die 
Nadelhalter kommen als einfache und als doppelte 
Nadelhalter in Gebrauch (Fig. 2). Der einfache 


















































Fig. 4. Der mikrurgische 
Brenner. 
eg Der einfache und 
rn Nadelhalter. 
dient lediglich zum Festhalten einzelner Fein- 
geräte. Der Doppelnadelhalter wird dagegen 
hauptsächlich bei der Herstellung der Mikro- 
pinzette verwendet, mit der man unter der Linse 
die Objekte festhalten kann. Sie wird einfach 
so hergestellt, daß man in die zwei gegeneinander 
geneigten und durch die eine Feinschraube beweg- 
baren Arme zwei gleichgeformte fein zugespitzte 
Glasnadeln befestigt, sie mit den beiden andern 
Schrauben auf gleiche Höhe und gleiche Länge 
brinet und nun mit der schon erwähnten 
Schraube A einander nähert, bis die Nadelspitzen 
sich berühren. Dreht man die Schraube zu- 
rück, so öffnet sich die Pinzette; dreht man sie 
vor, so schließen sich die Nadelspitzen zusammen 
und fassen das dort liegende Objekt. 
Sowohl die Operationsstative wie die Instru- 
mente werden durch gröbere und feinere Schrau- 
