
152 
Brücke oder im Kartenhaus. ir ist 34 cm lang, 
21 em breit und 30 emvhoch und tragt an der 
Vorderseite eine Doppelskala, die eine Teilung in 
Tiefenmetern zeigt (Skalenwert für 1 m Tiefe= 
8 mm), die gelotete Tiefe wird durch einen Licht- 
Die Vorderwand des 
nder liegende Knöpfe, 
(Fie. 3). 
nebeneinia 
strich angezeigt 
Apparats trägt 
seitlich befindet sieh ein Ha der auf ,,Loten“ 
oder „Kontrolle“ gestellt werden. kann. Soll ge- 
lotet werden, so ist der Geber zu laden und zu- 
nächst Kropf 1 niederzudrücken, hierdurch er- 
ein Lichtstrich an einer beliebigen Stelle 
scheint 
der Skala. Jetzt drückt man noch Knopf 2, bis 
der Lichtstrich auf den Nullpunkt der Skala 
zeigt, läßt dann Knopf 2 los und drückt Knopf 3, 
worauf unmittelbar der Apparat die gelotete 
Tiefe anzeigt. Die Ablesung der geloteten Tiefe 
kann beliebig oft durch Druck auf Knopf 1 später 
¥ Fig. 3. 
oO 
a 
; 23 ; aes é ay. <3 2 Coe 
wiederholt werden. Legt man den Hebel auf 
Kontrolle und betätigt wieder die Knöpfe 1, 2 
und 3 wie oben, so muß der Lichtzeiger, jetzt in 
grüner Farbe, auf den grünen Kontrollstrich der 
Skala einspielen. Der Anzeigeapparat ist also 
einfach zu bedienen, die Lotung dauert nur kurze 
Zeit und ist durch den wachthabenden Offizier 
ohne weitere Hilfe jederzeit ausführbar. 
' 
Der Kurzzeitmesser. 
Den Kernpunkt der gesamten Apparatur bildet 
der im Innern des Anzeigeapparats befindliche © 
Kurzzeitmesser, der erst die praktische Lésung 
des Echolotproblems ermöglichte. Bei der Größe 
der Schallgeschwindigkeit im Wasser, 1440 m/sec, 
beträgt die Echozeit für 5 m Tiefe nur !ıro .Se- ; 
kunde; bei einer Genauigkeit’von 144 m muß die 
Genauigkeit der Zeitbestimmung rund 1/5000 Se- 
kunde betragen. Nach langen Versuchen gelang 
Behm die Konstruktion eines betriebssicheren, 
mechanischen Kurzzeitmessers, dessen Wirkungs-. 
weise kurz beschrieben sei. 

Der Anzeigeapparat 




ae ee unter aa Einfluß. eines Ma 
steht und bei Stromschluß angezogen wird, 
gleichzeitig hierbei durch einen vorstehenden 
Haken eine Blattfeder jedesmal in genau gleichem | “ 
Maße spannend. Außerdem ist noch in der Nähe | A 
der Scheibe ein Magnet II vorhanden, an An 23 
Anker sich eine an einer Blattfeder befestigte 
Backenbremse befindet. Die Achse der. Scheibe 
trägt zwei leichte Spiegel, die das Licht einer 
‚Glühlampe auf- eine Doppelskala werfen und die 
Winkeldrehung der Scheibe durch einen feinen gi 4 
Lichtstrich auf der Skala kenntlich Be a 
Driickt man Knopf 1 des Anzeigeapparats, » SAN 
wird eine Batterie (von 8 Volt Spannung) einge- 
schaltet und der Lichtanzeiger erscheint auf der 
Skala, hier die letzte Lotung anzeigend. Bei Druck | 
auf Knope 2 wird der Solbstunterbnect tenants 





os 
h an 
‘ 


einer /Behm-EcholotsAnlage: x ER cl 5 REKEN 
takt des Mernale Ir SEW und ‘ieniuee 
die Bremsfeder von. der Scheibe abe 
gleichzeitig wird auch der Stromkreis des. Moen ie 
neten I geschlossen, der Anker hier angezogen 
und die Blattfeder gespannt; der ‘Lichtzeiger 
zeigt jetzt auf Null. (Um das. System in den An-. a | 
ziehungsbereich des Magneten I zu bringen, ist. 
auf ‘der Achse der Scheibe noch eine schwache! 
Unruhspirale angebracht.) Während Knopf. 1% 
weitergedrückt wird, laßt man Knopf 2 Jos und 
drückt Knopf 3. Hierdurch wird die Patrone im 
Geber abgefeuert, gleichzeitig wird der Magnet sb ; 
stromlos und läßt den vorgelagerten Abies Fra x 
Infolgedessen wird die Blattfeder entspannt, “die oi 
der Scheibe einen Anstoß gibt, so daß sie in Um- 
drehung versetzt wird. Sowie das Echo auf das 
hierfür. besonders konstruierte, Echolot-Mikrophon — 
trifft, tritt eine Stromunterbrechung in Mag- EN { 
net II ein, wodurch (die Backenbremse- ‚gegen die 
sich bewegende Scheibe gedrückt wird und deren. 
Bewegung sofort hemmt. Die "Drehung. der 
Scheibe N dann durch den, Lichtzeiger an n der. 
' 





