-kithlungsgesetz) sein Auslangen. 

248 
Desains (7) schloß das Thermoelement von 
Nobili und Melloni in eine Guttaperchahülle ein. 
Sehr viel verwendet wurde seinerzeit das Kugel- 
aktinometer von Violle (8). Ein berußtes Queck- 
silberthermometer befindet sich in einer doppel- 
wandigen Kapsel, deren Wandungen durch 
fließendes Wasser oder schmelzendes Eis gekühlt 
werden. 
Soret (9) hat mit einem ähnlichen Instrument - 
nach der statischen Methode beobachtet, indem er 
den Temperaturunterschied zwischen dem be- 
strahlten Thermometer und dem Kühlwasser fest- 
stellte. Violle beobachtete nach der dynamischen 
Methode, deren Anfänge auf Pouillet (5) und 
Desains (10) zurückgehen und die Violle strenger 
mathematisch behandelt hat. 
Das registrierende Aktinometer von Crova 
(11) besitzt nur eine einfache metallische Hülse, 
in deren Innern sich ein 'Thermoelement be- 
findet. Die eine Lötstelle liegt an einer ge- 
schwärzten, bestrahlten Eisenscheibe, die andere 
an einer beschatteten Eisenscheibe. Die Tempe- 
raturdifferenz der beiden Lötstellen erzeugt einen 
Thermostrom, der zu einem photographisch 
registrierenden Galvanometer geleitet wird. Der 
Apparat wird durch ein Uhrwerk stets der Sonne 
zugekehrt. 
Je größer die Temperaturdifferenz zwischen 
dem bestrahlten Thermometer und der Umgebung 
ist, desto schwieriger ist der Wärmeumsatz im 
Innern des Apparates mathematisch zu fassen. 
Ist die Temperaturdifferenz klein, so findet man 
mit einfachen Gesetzen (dem Newtonschen Ab- 
Daher wird bei 
einer Reihe neuerer Apparate eine starke Erwär- 
mung absichtlich vermieden. 
Hier ist vor allem Michelsons Bimetallaktino- 
meter (12) zu nennen, bei welchem ein beiderseits 
mit Platinmoor geschwärztes Platinsilberplättchen 
von der Sonne bestrahlt wird. Da die beiden 
Metalle, Platin und Silber, verschiedene Wärme- 
ausdehnung besitzen, verbiegt sich das erwärmte 
Plättehen “und diese Verbiegung wird -mittels 
eines Mikroskopes gemessen. Da die Wärme- 
kapazität des winzigen Bimetallthermometers sehr 
gering ist, wird die Endeinstellung in kurzer Zeit 
erreicht, und die Bestimmung der Temperatur- 
differenz zwischen- beschattetem und unbeschat- 
tetem Thermometer erfordert nur einige Se- 
kunden. 
Bei (dem Silberscheiben-Pyrheliometer von 
Abbot (13) wird nicht das Thermometer selbst 
von der Sonne bestrahlt, sondern eine ge- 
schwärzte, etwas dicke Silberscheibe. Das Gefäß 
des Quecksilberthermometers ist durch eine seit- 
liche Bohrung in die Scheibe versenkt. Die Ein- 
stellung erfordert wesentlich mehr Zeit als bei 
Michelsons Instrument. Abbot mißt nach der 
dynamischen Methode, jedoch auf abgekürzte Art, 
indem Anstieg und Abfall der Temperatur nur 
durch zwei Beobachtungen festgehalten werden. 
Der Apparat ist nicht zu absoluten Messungen be- 
Dietzius: Die Hilfsmittel Messing der 
‘sprechenden Wasserstrompyrheliometers 
Ein photographisch registrierendes Silberscheiben- — 
Ra er IE wee 
stimmt, sondern wird mit Hilfe des später zu be- 
geeicht. 
pyrheliometer (14) hat, von einem Versuchs- 
ballon hochgehoben, wertvolle Aufzeichnungen 
aus großer Höhe heimgebracht. \ 
Marvin (15) baute ein bolometrisches Pyrhe- 
liometer, bei welchem die Temperatur eines ge- 
schwärzten Silberblockes durch ein isoliert einge- 
bettetes elektrisches Widerstandsthermometer 
(Bolometer) gemessen wurde. Später ließ er die 
Sonnenstrahlen direkt auf ein geschwärztes 
dünnes Band aus Nickel fallen. 
Wärme wird wiederum mit Hilfe des Bolometers 
aus dem veränderten Leitungswiderstand des 
durch Strahlung erwärmten Nickelstreifens er- 
schlossen. E ; 
Von Callendar stammt ein — registrierendes 
Bolometer (17), bei welchem ein berußter und ein 
blanker Mäander aus Nickel von der Sonne und 
dem ganzen Himmel bestrahlt wurde, und zwar 
durch ein Glasgehäuse hindurch. Die Tempe- 
raturdifferenz der beiden Nickelstreifen wurde 
durch ein Bolometer registriert. : 
Das Kompensationspyrheliometer 
strom (18) besitzt zwei gleichartige, berußte 
Metall- (Manganin-) Streifen, von denen der eine 
von der ‘Sonne beschienen, der andere beschattet 
wird. 
die beiden Lötstellen eines Thermoelementes. Die 
ungleiche Temperatur der Lötstellen erzeugt 
einen Thermostrom, der an einem Galvanoskop zu — 
erkennen ist. Der beschattete Streifen wird so- 
dann durch irgendeinen Hilfsstrom, der etwa 
von einem Akkumulator herrührt, geheizt, und 
zwar wird die Stromstärke des Heizstromes so 
lange abgeändert, bis der beschattete, geheizte 
Streifen dieselbe Temperatur erreicht wie der 
bestrahlte, was durch Aufhören des Thermo- 
stromes ersichtlich wird. Die von der Sonne dem 
einen Streifen zugestrahlte Wärme ist dann eben- 
so groß wie die dem anderen durch Heizung zu- 
geführte Wärme, und diese wiederum läßt sich 
aus der Stromstärke, die man mittels Ampere- 
meter mißt, und dem elektrischen Widerstand des 
Streifens einwandfrei berechnen. 
Statt des Heizstromes kann auch der Den 
strom selbst gemessen oder zur Registrierung 
verwendet werden, in diesem Falle muß aber der. 
Apparat geeicht werden, da das Thermoelement — 
nur einen geringen, der Rechnung kaum zugäng- 
lichen Bruchteil os zugestrahlten Wärme in 
elektrische Energie umsetzt. 
Abbots Pyranometer (19) unterscheidet ich 
von dem vorigen Instrument im wesentlichen da- 
durch, daß beide berußten Streifen bestrahlt wer- 
den; da aber der eine Streifen mehr als 10mal — 
so et als der andere ist und die Wärme besser 
nach den Seiten hin ableitet, entsteht eine Tem- 
peraturdifferenz und wie beim vorigen Apparat 
ein Thermostrom. Nach dem Beschatten wird 
durch künstliche Heizung’ 
Die zugestrahlte 
Ya An: 
An den Rückseiten der Streifen liegen 
der beiden Metall- — 




~ te 
% 
