
504. 
bewegung an, die nach Schweydar in der treibenden 
Kraft der Präzession liegt, d. h. in dem Bestreben 
der Kontinente, um eine Achse zu rotieren, die von 
der allgemeinen Erdachse abweicht, Auch hierfür sind 
geophysikalische Beweise möglich, ja, die Westbewegung 
dürfte. sogar größer sein als die Polfluchtkraft. 
Wegeners Theorie der Abtrennung von Amerika und 
Europa und von der ,,Westtrift“ aller Kontinente 
fände hier eine Erklärung. Daß die oft behaupteten 
Polverschiebungen mit diesen Bewegungen zusammen- 
nängen, ist wahrscheinlich, aber im einzelnen noch 
schwer aufzuzeigen. 
Es treten uns also in jüngster Zeit wieder zwei 
Lösungsversuche des Problems der Gebirgsbildung ent- 
gegen, von denen der eine der starren Erdrinde eine | 
passive, der andere eine mehr aktive Rolle zuweist. Die 
geophysikalische Möglichkeit beider Prozesse ist zu- 
zugeben; dem Verfasser scheint es aber, daß die 
Größenordnung der Polflucht und ,,Westtrift geringer 
ist, als die der thermodynamischen Kräfte und daß 
diesen daher ‘wohl die größere Bedeutung zuzu- 
sprechen ist. S. von. Bubnoff, Breslau. 
Die Photometrie von optischen Instrumenten. 
(J. Guild, The Photometry of Optical Instruments. 
Transactions of the Optical Society 23, 1921—22, 
Nr. 3, 8. 205—216.) Das vom Verfasser in der optischen 
Abteilung des National Physical Laboratory ausgear- 
beitete Verfahren zur Photometrierung von beliebigen 
optischen Instrumenten beruht auf dem Satz — der, wie 
hier hinzugefügt sei, von E. Abbe herrührt —,,daß das 
Verhältnis der spezifischen Intensität!) eines Bildes 
zur spezifischen Intensität des Gegenstandes unab- 
hingig ist von der Vergrößerung. Dieses Verhältnis 
hängt vielmehr, nur von den Lichtverlusten durch Re- 
flexion und Absorption ab. Durch eine kleine Ab- 
änderung eines Wannerschen optischen Pyrometers 
gelang es, ein tragbares Photometer zu erhalten, mit 
dem außer der Lichtdurchlässigkeit eines 
Instruments auch die Verschiedenheit der Beleuch- 
tungsstärke im Gesichtsfeld eines optischen Instru- 
mentes bequem gemessen werden kann. Die benutzte 
Ausführungsform des Wannerschen (optischen Pyre- 
meter sieht grundsätzlich so aus wie ein Koenig- 
Martenssches Polarisationsphotometer; es sind ledig- 
lich das Rotfilter und die Linse weggefallen, welche 
sonst dazu benutzt wird, um ein Bild der pyrometrisch 
zu messenden glühenden Masse in der Ebene des 
Doppelkeils zu entwerfen. An Stelle der Temperatur- 
skala ist nun ein Teilkreis zur Ablesung der Nikol- 
stellungen getreten; es wird das Mittel aus den vier 
Stellungen des Nikols genommen, für welche die 
beiden Keilhälften gleich hell erscheinen. Hinzuge- 
kommen ist am Eintrittsende des Photometers eine 
Viertelwellenlängenplatte (aus  (Selenit), welche 
dauernd so eingestellt werden kann, daß auch für den 
Fall einer teilweisen Polarisation des Lichtes infolge 
des Durchgangs durch das optische Instrument die 
Lichtdurchlässigkeit unabhängig ist von der Stellung 
der Photometerhauptschnitte zur Ebene der (teil- 
weisen) Polarisation im optischen Instrument. Am 
Okularende wird ein Griinfilter (Wratten Nr. 57) ein- 
1) Bezüglich der genauen Erklärung dieses Be- 
griffes sei verwiesen auf das von M. v. Rohr bear- 
beitete Kapitel „Die Strahlungsvermittelung durch 
optische Systeme (S. 508—547) des im Verlag von 
J. Springer 1904 erschienenen, von M. v. Rohr heraus- 
gegebenen Buches „Die Theorie der optischen Instru- 
mente“ I. Band. 
sts 4 res > t ees 
Mitteilungen aus verschiedenen Gebieten. 
optischen, 
geschaltet, da der Durchlässigkeitsfaktor für grünes 3 
Licht praktisch die größte Bedeutung hat. 
Die eine Öffnung sı des Photometers wird mittels. 
eines mattierten Prismas durch ein kleines Vier- Volt- — 3 
Lämpchen, die andere Öffnung sy des Pihotometers ein- — 
mal durch einen diffus leuchtenden Schirm. 8 unmittel- 
bar, das andere Mal durch diesen Schirm beleuchtet, 
wenn er in der Austrittspupille des optischen Instru- — 
ments angebracht ist und die Eintrittspupille so nahe — 
liegt. Der. diffus ° 
‚Durchmesser _ 
als möglich an der Öffnung sa 
leuchtende Schirm S mit etwa 2 Zoll 
wird dadurch beleuchtet, daß in einem innen matt- 
weißen: Kasten vier 
gebracht sind, wobei der Schirm am Ende eines konus- 
förmigen Ansatzes befestigt ist. 
stark. abfällt; 
verwendet. i fe). 
52 
as. 




Bei optischen Instrumenten mit kleinem 
Lampenkasten) in die Eintrittspupille und die Photo- 
meteröffnung‘ ss ia die Austrittspupille des zu photo- 
metrierenden optischen Instruments zw bringen. Ganz — 
allgemein muß der Winkel, unter dem die Doppelkeil- 
hälfte von ss aus erscheint, etwas kleiner sein als der 
Öffnungswinkel der aus dem optischen Instrument 
kommenden: Lichtröhre (d. h. entweder das dingseitige 
oder das bildseitige Gesichtsfeld). In dem häufig vor- 
kommenden Fall, daß se nicht mit der Austritts- 
pupille des Instruments zur Deckung gebracht werden 
kann, entwirft man mit einer Hilfslinse von 10 bis 
12 Dioptrien- ein reelles Bild der Austrittspupille, 
photometriert, erst so und dann das mit der gleichen 
Linse entworfene Bild von S. Der Quotient gibt, wieder 
. die Durchlässigkeit. 
Um die‘ Helligkeiten an verschiedenen Stellen des 
Gesichtsfeldes miteinander zu vergleichen, 
leuchtende Scheibehen einer 
lampe durch eine Linse auf eine diffuse Strahlung er- 
gebende Platte abgebildet, welche die Austrittspupille | 
des optischen Instruments ausfüllt. In der Eintritts- 
pupille. wird eine (der Zeichnung 
Linse LZ von solcher Brennweite angebracht, daß das 
Gesichtsfeld 'etwa mit ein bis zwei Zoll Durchmesser — 
und zwar auf eine das Licht diffus - 
durchlassende Platte F. Das Photometer wird der 
abgebildet wird, 
Reihe nach mit seiner Öffnung s an verschiedene 
Stellen dieser Platte F gebracht, die also in der Brenn- 
ebene der Linse L liegt. Dies geschieht zweckmäßig 
30-Watt-Metallfadenlampen an- — 
Mattglas für den — 
Schirm S zu nehmen, empfiehlt sich nicht, da sonst — 
dessen spezifische Intensität von der Normalen aus 
es ‚wurde „Iford Diffusing: page amen 
(ding- 
seitigem) Gesichtsfeld ist die umgekehrte Anordnung — 
zu empfehlen, d. h. die Lichtquelle (Schirm S mit dem — 
wird das ~ 
500-Kerzen-Pointolite- _ 
nach achromatische) — 




