14 Allgemeiner Teil. 
mit der Mikrometerschraube. Das Einstellen mit starkem 
Objektiv erfordert grölste Vorsicht, da es sich hier um Bruch- 
teile eines Millimeters handelt. Hat man zu tief nach ab- 
wärts gedreht, so passiert es leicht, dafs das Deckgläschen 
eingedrückt und so mit dem Objekt zerstört wird. Auch 
eine Beschädigung der Linse ist nicht ausgeschlossen. 
[$ 53] Es bleibt auch für weitere Untersuchungen, wenn 
stärkere Systeme angewandt werden, Regel, stets zuerst das 
schwache Objektiv zu benützen. Stärkere Okulare sind nur 
ausnahmsweise anzuwenden. Sie sind für die Regel unnötig. 
Es wird demnach untersucht zuerst mit z. B. Leitz- 
Okular I, Objektiv 3, dann mit Okular I, Objektiv 7. 
[$ 54] Die Benützung der Blende ist auszuprobieren, man 
lernt sie meist erst bei feineren Untersuchungen in ihrem 
vollen Wert zu würdigen. Jedenfalls gelte es als Regel, dals 
für eine schwache Vergrölserung keine engen Blenden ange- 
wandt werden. 
Eine bedeutende Rolle spielt die Blende bei Anwendung des 
Abbe’schen Beleuchtungsapparates. Hier empfiehlt es sich stets, 
wenn man Gewebe sehen will, die Randstrahlen abzublenden. 
Will man dagegen nur Farben sehen (z. B. gefärbte Bakterien 
oder gefärbte Karyokinesen), so lasse man das Licht voll ein- 
wirken. 
[$ 55] Will man Objekte mittels des Okularmikrometers, 
einer ins Okular einsetzbaren Glasplatte mit eingeritzten Teil- 
strichen, messen, so muls der Wert eines Teilstriches des- 
selben bekannt sein. 
Meist wird der Wert des Teilstriches für jedes System eines 
Er bei bestimmter Tubuslänge vom Fabrikanten ange- 
eben. 
; Selbst bestimmen kann man den Wert des Teilstriches des 
Okularmikrometers, man braucht dazu einen Objektivmikrometer. 
Der Objektivmikrometer ist ein Objektträger, auf welchem 1 mm 
durch eingeritzte Teilstriche in eine bestimmte Zahl, z. B. 50 
oder 100 Teile geteilt ist. Man stellt nun unter Benutzung des 
ÖOkularmikrometers den Objektivmikrometer ein und sieht, wie 
viele Teilstriche des Objektmikrometers ersterer deckt.-: Deckt 
z. B. der 100 teilige Okularmikrometer 80 Teilstriche des 100tei- 
ligen Objektivmikrometers, so hat ein Teilstrich des Okularmikro- 
meters den Wert von 4 mm = 0,008 mm. Für die spätere 
Messung muss dieselbe Tubuslänge beibehalten werden. 
1 
1000 
mm ist die Einheit der Mikroskopiker und wird 
Der Wert eines Teilstriches wird ausgedrückt in 
mm 
I; 
1000 
