I. Abschnitt. Das Mikroskop. 11 
Um diesen so einfachen Zweck zu erreichen, nämlich ein durch 
eine Konvexlinse entworfenes reelles Bild durch eine andere 
Konvexlinse zu betrachten, erfordert es doch ein exakt gebautes 
Instrument, da hier noch eine Reihe von Punkten mit in Betracht 
kommen, von denen einige kurz erwähnt werden sollen. 
Die Erzeugung deutlicher Bilder beeinträchtigen die sphärische 
und chromatische Aberration. 
[$S42] Diesphärische Aberration beruht darauf, dafs wegen 
der Kugelgestalt der brechenden Fläche die von einem Punkt des 
Objekts ausgehenden Strahlen nicht genau in einem Punkt ver- 
einigt werden. Je stärker die Krümmung und damit die Ver- 
gröfserung, desto stärker ist auch die sphärische Aberration. 
Dieselbe wird kompensiert durch Kombination mehrerer wenig 
stark gekrümmter Linsen zu einem Öbjektivsystem an Stelle 
eines sehr stark gekrümmten und durch Abblendung der Rand- 
strahlen. 
[$43] Die chromatische Aberration beruht darauf, dafs 
das weilse Licht aus verschiedenfarbenen Strahlen zusammen- 
gesetzt ist, welch letztere bei ihrem Weg durch die Linse ver- 
schieden stark gebrochen werden. Verbessert wird dieser Fehler, 
indem man Linsen aus verschiedenen Glassorten von annähernd 
gleichem Brechungsvermögen, aber ungleichem Farbenzerstreu- 
ungsvermögen combiniert. 
Flintglas hat ein starkes, Orownglas ein weniger starkes Farben- 
zerstreuungsvermögen. Wenn die Strahlen zuerst durch das 
Crownglas gehen, das die Form einer Konvexlinse habe, so 
werden dieselben stark gebrochen und es tritt eine Farben- 
zerstreuung auf. 
Man kann nun eine Konkavlinse von Flintglas konstruieren, 
welche in ihrer Eigenschaft als Konkavlinse die Farbenzerstreuung 
fast ganz aufhebt. Die Ablenkung hebt dieselbe jedoch nur zum 
geringeren Teil auf. Es ist damit der Weg gegeben, um die Licht- 
strahlen abzulenken und die Farbenzerstreuung zu eliminieren. 
3. Kapitel. 
Die Einstellung. 
[$ 44] Um die Objekte, welche untersucht werden sollen, 
in geeigneter Weise hiefür vorzubereiten, bedient man sich 
allgemein dickerer und dünnerer Glasplatten, ersterer, um 
das Objekt daraufzulegen, letzterer, um dasselbe damit zu 
bedecken. Man nennt sie Objektträger und Deckgläschen. 
[$ 45] Der Objektträger ist eine Glasplatte von Rechteck- 
form. Die handlichste Grölse ist das englische Format 76:26 mm. 
Dasselbe bietet für ein grolses Deckglas und für zwei Eti- 
ketten Raum. Letztere werden zu beiden Seiten des Deck- 
glases aufgeklebt, wenn das Präparat aufgehoben werden 
soll, um darauf zu notieren: Tier, Organ, Fixierung, Färbung, 
Datum, eventuell Seriennummer. 
