E 
I. Abschnitt. Das Mikroskop. 9 
steht ein zweiter Spiegel, in diesen’ sieht das Auge. Die 
Strahlen gelangen so vom einen Objekt in den ersten Spiegel, 
von da in den zweiten, von dains Auge. Der zweite Spiegel hat 
ein Loch, durch dieses dringen Lichtstrahlen von dem darunter 
liegenden zweiten Objekt direkt ins Auge. 
[$S 36] Zur vollständigen Ausrüstung eines Mikroskops gehört 
auch der Polarisationsapparat, bestehend aus einem 
Polarisator, welcher unter dem ÖObjekttisch befestigt wird und 
aus einem Analysator, der auf das Okular resp. das obere 
Ende des Tubus aufgesetzt wird. Derselbe, wenn er auch nicht 
so häufig für histologische wie für mineralogische Untersuchungen 
gebraucht wird, kann meist auch an den kleinen Stativen an- 
gebracht werden. Wer mit demselben arbeiten will, muls seinen 
Bau eingehend kennen lernen. 
[$ 37) Ein Mikroskop, das allen Ansprüchen genügen 
soll, muls die Möglichkeit bieten, den Abbe’schen Beleuch- 
tungsapparat anzubringen. Es ist dann möglich, zunächst 
ein Stativ mit dem Unentbehrlichsten anzuschaffen und 
später den Abbe’schen Beleuchtungsapparat und ein Im- 
mersionssystem nachzubestellen. Diesen Ansprüchen würden 
die in $ 13 angeführten Stative nicht entsprechen, wohl 
aber z. B. folgende: 
Leitz Stat. II. 14 Stat. I 
Zeils Stat. IV. und V 
Seibert Stat. 2, 3 und 4. 
[$ 35) Aufser diesen werden von den obigen Firmen noch 
grölsere Stative angefertigt, z. B.: Leitz I, 
Zeifs I und LI. 
Seibert 1. 
2. Kapitel. 
Ueber das mikroskopische Sehen. 
[$ 39] Im folgenden sollen nicht die Gesetze der Dioptrik 
vorgeführt werden, das bleibt dem Studium eines Lehrbuches 
der Physik überlassen. Vielmehr wird nur dasjenige ge- 
boten werden, was nötig für den Mikroskopierenden ist, um 
sein Instrument gebrauchen zu können. 
Wenn ein Lichtstrahl aus der Luft in Glas geht und wenn 
er auf die Fläche des Glases schräg auffällt, so ändert er an 
der Uebergangsstelle seine Richtung, er wird gebrochen. Eine 
an der Uebergangsstelle senkrecht zur Glasfläche errichtete Linie 
nennt man Einfallslot. Der Lichtstrahl wird so gebrochen, dass 
der Winkel, welchen er zum Einfallslot bildet, kleiner wird. 
Er wird zum Einfallslot gebrochen. Geht er wieder hinaus in 
Luft, so wird er vom Einfallslot weg gebrochen und zwar eben 
