8 Allgemeiner Teil, 
Die gleichen Nummern entsprechen jedoch bei verschiedenen 
Firmen nicht gleichstarken Okularen. 
[$S 831]. Zu den Apochromaten werden auch eine Reihe vor: 
züglicher schwächerer und stärkerer Okulare geliefert. 
[$ 32] Die Vergröfserung richtet sich nicht allein nach 
den Objektiven, vielmehr auch hauptsächlich nach der Stärke 
der angewandten Okulare. Mit in Betracht kommt die Tubus- 
länge. Es empfiehlt sich daher, wenn nicht vom Fabrikanten 
:eine Vergrölserungstabelle für die Systeme bei bestimmtem 
Okular und bestimmter Tubuslänge beigegeben ist, dieselbe 
mittels eines Ocularmikrometers und eines Objektivmikro- 
meters oder durch Zeichnen des Objektivmikrometers in der 
in $ 55 und 56 angegebenen Weise zu bestimmen. 
[$ 335] Mit dem Gebrauch stärkerer Systeme genügt die 
Lichtquelle, welche der Spiegel bietet, nicht mehr. Es 
wurden Apparate angegeben, welche die Lichtstärke ver- 
mehren sollen — Condensor. 
S 34] Der beste derartige und jetzt noch allein zu em- 
pfehlende Apparat ist der Abbe’sche Beleuchtungsapparat, welcher 
für feinere Untersuchungen unentbehrlich ist. 
Derselbe wird unter dem Objekttisch angebracht. Er ist aus 
mehreren übereinander befindlichen Linsen zusammengesetzt, 
welche die vom Spiegel auffallenden Lichtstrahlen auf das Ob- 
jekt vereinigen. 
Eine Reihe von Hilfsapparaten, welche für bestimmte Zwecke 
unentbehrlich sind, bleiben noch anzuführen. 
[$S 35] Der leitende Gedanke bei Konstruktion der Ferpehie- 
denen Zeichenapparate war stets der, dafs die Lichtstrahlen 
vom mikroskopischen Bild und von der Zeichenfläche mit der 
Bleistiftspitze so ins Auge fallen müssen, dafs sie sich decken. 
Dies geschieht dadurch, dafs von einem der beiden die Strahlen 
direkt ins Auge fallen, die vom andern indem sie durch spiegelnde 
Flächen ins Auge abgelenkt werden. 
Ob als spiegelnde Flächen Spiegel oder total reflektierende 
Prismenflächen verwandt werden, ist unwesentlich. Zwei Haupt- 
gruppen können unterschieden werden: bei der einen wird das 
mikroskopische Bild direkt gesehen und die Zeichenfläche durch 
spiegelnde Fläche dem Auge sichtbar gemacht; dieser Apparat 
wurde von Abbe angegeben. Im zweiten Fall sieht das Auge 
direkt auf das Papier, und das mikroskopische Bild wird ihm 
durch die spiegelnden Flächen zugeführt. Oberhäuserscher 
Zeichenapparat. 
In beiden Fällen geschieht die Ablenkung durch einen Spiegel, 
(nehmen wir der Einfachheit halber an, es würden überall 
Spiegel und keine Prismen verwendet) der unter einem Winkel 
von 45° über der Tischebene steht. Ihm gegenüber mit der 
spiegelnden Seite dem ersten zugekehrt, und parallel demselben 
zu Zus 
