Allgemeiner Teil. | 
[$ 14) Das Stativ kann um mehrere Achsen bewegt werden. 
Einmal kann das ganze Stativ umgelegt werden (Bewegung um 
die horizontale Achse). 
[$15] Gewöhnlich ist damit eine Drehung um die optische 
Achse verbunden, die z. B. für Untersuchungen im polarisierten 
Licht von Wert ist. Solche Stative sind meist gröfser und 
stärker gebaut. 
[$ 16] Sie haben zur groben Einstellung Zahn und Trieb. 
Diese Vorrichtung, welche die Verschiebung des Tubus er- 
leichtert, besteht aus einer am Tubus befestigten Zahnreihe, 
in welche ein an dem den Tubus tragenden Arm befindliches 
Zahnrad eingreift. Durch Drehung des letztern wird der Tubus 
gehoben oder gesenkt. 
[$17] Als Revolver zum raschen Wechseln der Objektive 
dient meist eine Scheibe, welche mit Löchern versehen ist, in 
denen sich Gewinde zum Anschrauben der Objektive befinden. 
Die Scheibe wird dann unten an den Tubus angeschraubt und 
ist dort so beweglich, dafs, indem man sie verschiebt, bald das 
eine, bald das andere der Objektive unter den Tubus gebracht 
werden kann. Ein Revolver für drei Objektive genügt für die 
meisten Ansprüche. 
[$ 18] Am Tisch finden sich, meist auch den kleinen Stativen 
beigegeben, Klammern, welche gestatten, den Objektträger in 
einer bestimmten Lage zu fixieren. Eine solche Klammer besteht 
aus einem Stift, an dem eine Feder befestigt ist. Im Tisch 
finden sich Löcher, in welche die Stifte eingesteckt werden 
können, die Feder kommt aufs Objekt zu liegen und wird 
durch Druck auf den Stift fixiert. Die Klammern sind von Wert, 
wenn z. B. ein Objekt gezeichnet werden soll, um ein Ver- 
schobenwerden desselben zu verhindern. 
[$ 19) Eine Blende, welche leicht zu handhaben ist und zu- - 
gleich den Vorteil bietet, nicht an die Zahl der beigegebenen 
verschiedenen Scheiben gebunden zu sein, ist die Irisblende. 
Die Öffnung derselben kann durch übereinander greifende ge- 
krümmte Blechplatten, die mittels eines Handgriffs bewegt 
werden, ganz allmählich weiter oder enger gemacht werden. 
[$20]| Heizbarer Objekttisch siehe $ 301. 
[S 21] Bewegung des Tisches mit dem Objekt bei ruhig 
stehendem Tubus kann bewirkt werden durch Drehung der 
Tischplatte, dabei bleibt das Objekt centriert. 
[$ 22] Bei vielen Stativen gestatten zwei seitlich angebrachte 
Schrauben, den Objekttisch mit Objekt ganz allmählich zu 
verschieben; damit kann bei starken Vergröfserungen eine Ver- 
schiebung z. B. zur Centrierung eines Punktes ausgeführt werden, 
welche mit der Hand nicht mehr möglich wäre. 
[5,23] Der bewegliche Öbjekttisch gestattet ein regel- 
mäfsiges Bewegen des Objekts durch Schrauben in den beiden 
aufeinander senkrecht stehenden Richtungen der Tischebene. 
Diese Vorrichtung ist von Vorteil besonders für systematische 
Durchmusterung von Präparaten. 
